Om införandet af luftelektriska observationer vid 
härvarande Meteorologiska Central-Anstalt. 
(Med tre figurer.) 
Af 
Selim Lemströom. 
Redan till polarforsknings året 1882—83 hade afl. Di- 
rektor Nordenskiöld förskaffat till Meteorologiska Central- 
Anstalten en elektrometer, men instrumentet blef ej under 
hans tid uppstäldt, ehuru förberedande åtgärder därtill blifvit 
vidtagna. 
Af flera skäl är det af stort intresse att luftelektriska 
observationer hos oss anställas och redan för ungefär 6 år 
utgick en officiel uppmaning från Frankrike att hvarje Me- 
teorologisk anstalt, som därtill ägde tillfälle, borde inrätta 
dylika observationer. 
Vigtig anledning till luftelektriska observationers in- 
förande förefans således och i Juli månad 1889 uppstäldes 
elektrometern. :För att kontrollera dess gång, anstäldes där- 
efter fortfarande nödiga observationer. 
Instrumentet utgöres af en Thomsons elektrometer efter 
Mascarts modifierade konstruktion. 
Dess hufvudsakliga delar äro följande: 
En messingscylinder, hvars diameter är 10.8 cm och 
höjd 13.2 cm, fäst på en trefot med ställskrufvar, sålunda 
att den är rörlig omkring en vertikal axel (se fig. 1). Ofvan- 
till är den försedd med flere öppningar, tillslutna med buk- 
tiga glasskifvor och nedtill har den på ena sidan en dörr S 
och midtemot denna en cirkelrund öppning, som tillslutes af 
en planparallel glasplatta. 
