219 
bindelse med nålen. Den nämda kommutatorn befinner sig 
invid tuben och genom en vridning på en knapp kan såväl 
nålen som kollektorn förbindas med jorden. 
Sedan instrumentets känslighet blifvit reglerad, vidtogo 
observationerna, men måste tidtals afbrytas med anledning 
af anmärkta förändringar i känsligheten. Sedan orsaken här- 
till blifvit upptäckt och felet afhjelpt, har instrumentets käns- 
lighet blifvit tämligen konstant för kortare tidsintervaller. 
Tillgången vid en observation är följande: 
Kranen till utströmningsröret öppnas och sedan obser- 
vatorn tillsett att utströmningen inträdt, begifver han sig 
till tuben och emedan såväl kollektorn som nålen förut 
äro afledda till jorden, så afläses och antecknas till först 
jämvigtsläget. Därefter afbrytes ledningen till jorden och på 
samma gång förbindes kollektorn med nålen, hvarefter tre 
på hvarandra följande vändpunkter hos nålen antecknas. 
Nålen och kollektorn förbindas åter med jorden och utström- 
ningen afbrytes. Härefter afläses ännu engång jämvigtsläget. 
Vi öfvergå nu till redogörelsen för bestämningarna af 
känsligheten. Efter ett antal förberedande försök antogs 
metoden att observera utslaget för positiv pol 3. ggr. och 
likaså för negativ pol, hvilka utslag voro lika inom felgrän- 
serna, hvarför medeltalet motsvarar den sökta känsligheten. 
När utslagen voro alldeles konstanta, åtnöjde man sig nå- 
gon gång med ett mindre antal observationer, men vid mera 
variabla utslag togos äfven flere, någon gång ända till tio, 
utslag för hvardera polen. Vid dessa bestämningar har Hr 
Heinrichs ganska ofta varit mig behjälplig. I vidfogade ta- 
bell upptagas endast medelvärdena. . 
= = = Medelvär- 
= 2 = ä de i skal- 
= 2 2 delar. 
1889 Okt. JEN I. 9.24 
Mu - 3 7 ab ar 9.25 
12 E 9.15 
2” 2” 13 2 VR 
