Ett kompressorium för mikroskopiskt ändamål. 



Med en teckning.) 



Af 



K. Hallsten. 



Mångfaldiga försök bafva blifvit gjorda att konstruera 

 så kallade kornpressorier, för att på beqvärnt sätt åstad- 

 komma ett tryck på täckglaset i ett mikroskopiskt prepa- 

 rat och tillika efter behof modifiera detta tryck; härom sä- 

 ger Harting *) i sitt stora arbete om mikroskopet, att väl i 

 intet gebit af den mikroskopiska tekniken flera försök blif- 

 vit gjorda. Då här redogöres för en liten ny apparat för 

 samma ändamål, må strax nämnas, att det i fråga varande 

 iustrumentet visserligen kan användas såsom kompresso- 

 rium och derföre här må så benämnas, i brist på ett lämp- 

 ligare namn ; men det ändamål, härmed ursprungligen af- 

 sågs, var ett annat, såsom de följande raderna närmare 

 utvisa. 



Det är längesedan kändt, att om blastodermet eller 

 fruktgården jemte embryot från ett fågelägg försigtigt lös- 

 prepareras och utbredes i indifferent vätska af det hotade 

 äggets temperatur, så fortfar hjertat att slå och blodcirku- 

 lationen fortgår under timtal. Med mikroskopet kan här 

 blodcirkulationen och hvarjehauda detaljer i afseende på 

 densamma studeras ; för ändamålet måste dock vätskan, 

 hvari fruktgården ligger, kontinuerligt värmas; detta kan 

 ske förmedelst så kalladt varmt bord. Men uppvärmningen 



1 1 P. Harting. Das Mikroskop (till t3-ska språket öfversatt af 

 T. W. Theile), Band III, Geschichte nnd gegemvärt. Znstand des 

 Mikroskopes. Braunschweig 186G. pag. 347. 



