Notiz öber em 



fur die meteorologische Centralanstalt in Helsingfors 



projectirtes Normaibarometer 



von A. F. Sundell. 



Gegen Ende des vorigen Jahres legte ich Herrn Nor- 

 denskiöld, Director der meteorologischen Centralanstalt der 

 finnischen Societät der Wissenschaften, einen von mir ent- 

 worfenen Plan zu einem Normaibarometer vor. Da dieser 

 Anstalt bis jetzt ein solches Barometer fehlt, bestimmte sich 

 Herr Nordenskiöld fur die baldige Ausfiihrung desselben 

 nacli meinem Entwurfe. Vor der Ausfiihrung beabsichtigte 

 ich kein Veröfténtlichen dieses Planes zu machen. Indssene 

 hat Herr Doctor M. Thiesen in Sévres (Bureau Internatio- 

 nal des poids et mesures) einen ganz ähnlichen Plan 

 im letzten Märzhefte der „Zeitschrift fur Instrumenten- 

 kunde" veröffentlicht 1 ). Ich sehe mich daher veranlasst, 

 auch meine Idee bekannt zu machen, besonders weil ich zu 

 der von Herrn Thiesen vorgeschlagenen Abändernng der bis 

 jetzt gebräuchlichen Wild'schen Construction -) noch eine 

 hinzugefiigt habe, Avelche speciell das Herstellen vom Va- 

 cuum betritft. 



Der Punkt, auf welchem Herr Thiesen und ich zusam- 

 mengestossen sind, ist gerade einér der wichtigsten. näm- 

 lich die Ablesungsmethode. Der Vertical-Comparator, wel- 

 cher zum WikVschen Normalbarometer gehört, vertheuert 



v ) Jahrgang 1886, Seite 89. 



2 ) Repertorium fur Meteorologie, Bd. III, S. 3; vergl. auch 

 R. Fuess, Normal-Barométer und -Manometer, Zeitschrift fur Iu- 

 strumentenkunde, 1331, S. 2. 



