83 



das Instrument in bohem Grade und macht es schon ziem- 

 lich complicirt. Durcli das Hinzulegen zweier Collimato- 

 ren, wie am Normalbarometer des internationalen Bureaus 

 in Sévres, wird die Construction und das Handhaben des 

 Instrumentes noch verwickelter *). Ich stellte mir daher als 

 Hauptaufgabe vor. das Instrument so abzuändern, dass der 

 Verticalcomparator entbehrlich werden wiirde. Um diesen 

 Zweck zu erreichen beschloss ich, den Maassstab in das Ba- 

 rometerrohr hinein zu verlegen und iibrigens der ursprung- 

 lich von Herrn Pemet 2 ) herriihrenden Ablesungsmethode 

 zu folgen mit der Abänderuug, dass ich die Spiegelbilder des 

 Maassstabes in der Quecksilberfiäche zu benutzen beabsich- 

 tigte. Bei einigermassen fehlerfreier Wand der Barometer- 

 röhre fällt somit, wie auch Herr Thiesen am Ende seiner 

 Notiz bemerkt. der Einfluss der Brechnung im Glase auf die 

 abgelesene Barometerhöhe vollständig weg. (Herr Thiesen 

 vill den Maassstab hiuter dem Barometerrohre gegeniiber der 

 Ablesungsmikroskope aufsttellen; der brechende Einfluss der 

 am Maassstabe liegenden Wand muss in solchem Falle 

 speciell ermittelt wcrden.) Da bei dieser Anordnung die 

 äusserste Genauigkeit in der Lage der Mikroskope nicht erfor- 

 derlich ist und auch die Drehbarkeit derselben in horizon- 

 taler Richtung iiberfliissig ist, känn ihre Montirung sehr ver- 

 einfacht werden. Der Maassstab muss aus Glas, Eisen, Pla- 

 tin öder irgend einem anderen Stoffe sein, der vom Queck- 

 silber nicht angegriffen wird. Am einfachsten wiirde esseia, 

 wenn man die Scale auf der inneren Wand des Barometer- 

 rohres anbringen könnte. In diesem Falle könnte man der Röhre 

 eine sehr symmetrische Gestalt geben und man könnr 

 mit einem sehr mussigen Durchmesser und entsprechend 

 kleiner Quecksilbermasse helfen. Die von der Schwere des 

 Quecksilbers im unteren Beservoire herriihrende elasti^cLe 

 Verlängerung der Röhre könnte man durch ein passendes 



J ) Travaux et Méinoires du Bureau intevnatioaal des ]k ids 

 et mesures, Torne III, Seite D. 22. 



2 ) CaiTs Repertorium. Bd. XVI. iSeite 555. 



