84 



Gegengewicht aufheben. Die Schwierigkeiten, mit welchen 

 eine von Zeit zu Zeit vielleicht nöthige Comparation einer 

 an der inneren Wand der Röhre aufgezogene Scale mit 

 einem Normalmaassstabe verbunden sein wiirden, finde ich 

 nicht uniiberwindlich. Augenblicklich muss ich doch von 

 der Ausfiihrung eines solchen Rolires abstehen, da wir hier 

 keinen Glasbläser haben. 



Wenn einerseits eine Vereinfachung der Ablesungs- 

 methode nöthig ist, um einen allgemeineren Gebrauch des 

 Normalbarometers zu befördern, känn andererseits der aus 

 Glas gemachte Theil etwas complicirter eingerichtet werden 

 ohne zu befriichten, dass dadurch das Instrument den Physikern 

 und Meteorologen weniger praktisch vorfallen werde. Die 

 Quecksilberluftpumpe hat eine so allgemeine Verbreitung ge- 

 funden, dass es nicht zu frlih erscheinen wird, wenn ich den 

 Vorschlag mache, eine solche Pumpe bleibend mit dem Nor- 

 malbarometer zu verbinden. Wenn man eine Verbindung 

 herstellt zwischen dem mit einer Trockenkugel versehenen 

 Bessel-Hagenschen Ueberschiebrohre 1 ) einer Quecksilberluft- 

 pumpe und der Vacuum-Kammer des Barometerrohres, so 

 känn man dasselbe sowohl inwendig völlig trocknen als auch 

 sehr vollständig evacuiren. Mit einer solchen Pumpe von 

 etwas abgeänderter Construction 2 ) habe ich Monate läng 

 den Druck im Recipienten unter 0,003 mm. erhalten 3 ), wäh- 

 rend der Vacuum-Druck im Normalbarometer des physischen 

 Central-Observatoriums zu St. Petersburg auf 0,06 mm. 4 ), und 

 im Normalbarometer II des Internationalen Bureaus in 

 Sévres sogar auf 0,708 mm. steigt 5 ). Mit der Pumpe känn 

 man nöthigen Falls in bekannter Weise den Druck der im 

 Vacuum noch vorhandenen Luft sehr genau und viel beque- 

 mer messen als durch das Heben und Senken des Queck- 

 silbers im Barometerrohre. Die Quecksilberluftpumpe fiir den 



J j Wied. Annalen Bd. 12, S. 425, 1881. 



2 ) Acta Soc. Scient, Fenn. T. XIV, S. 547. TS. XV, . 169. 



3 ) Acta Soc. Scient. Fenn. T. XV, S. 206. 



*) Repertorium fiir Meteorologie III, S. 41. 

 ") Travaux et Mémoires, T. III, S. D. 47. 



