86 



silber steigt dadurcli in das Barometerrohr hinauf, dessen 

 innere Wand ihrer ganzen Länge nach durch das vorherige 

 Evacuiren getrocknet worden ist. Das Barometer ist hier- 

 mit fertig fur den Gebrauch. 



Wo eine Quecksilberluftpumpe nicht zu haben aber 

 der iibrige Zubehör fur ein Normalbarometer vorhan- 

 den ist, vor Allem zwei passende Mikrometermikroskope x ) 

 und ein guter Maassstab, känn man das Rohr des Barome- 

 ters so einrichten wie ich es gemacht babe fur mein trans- 

 portables Barometer 2 ). Mit einem solchen Rohre känn man 

 den Druck im Vacuum auf 0,04 bis 0,06 mm. herabbringen. 

 Dieser Druck ist, wie ich jetzt erfahrungsmässig weiss, 

 Monate läng völlig constant. Diese Einrichtung der Baro- 

 meterröhre scheint mir hinreichend, Avenn man nicht eine 

 Genauigkeit von 0,01 mm. fur den Barometerstand fordert, 

 sondera sich mit derselben Genauigkeit (+0,025 mm.) be- 

 gniigt, die Herr Director Wild fiir Barometer erster Classe 

 vorschreibt, eine Genauigkeit. die fiir gewöhnliche Zwecke 

 vollkommen hinreichend ist. In solchem Falle Aviirde wohl 

 der Name: Normalbarometer nicht völlig berechtigt sein, da 

 das Instrument vor gewöhnlichen guten Barometern nur 

 den Vorzug hat, das es keine aus nicht angebbaren Ursa- 

 chen herriihrende und somit nicht zu berechnende Correc- 

 tion besitzt. Der Name: absolutes Barometer wäre in sol- 

 chem Falle vorzuziehen. 



Helsingfors, den 12 April 1886. 



1 ) Im Nothfalle— känn man sich segar mit nur einem Mikro- 

 skope helfen. 



2 ) Acta Soc. Scient. Fenn. T. XV, S. 387. 



■>>*•■ 



