13 



V. Hensen, Uelier ein Verfahren mit dem Planktonnetz oceanische' Strömungen auszumessen. 



13 



WIT.W 



Luvbord 



>ScÜ 



Schnur vom Schiff aus auf dasselbe ausübt, die Schnur kann leicht genommen werden, übrigens wird mir gesagt, 

 dass Formeln zur Korrektion des etwa eintretenden Mitschleppens schon entwickelt sein sollen. Die Richtung 

 des Log's ist mit einem Peilkompass vom Heck des Schiffs aus zu nehmen, kennt man die Entfernung vom 

 Kompass der Kommandobrücke zum Heck so kann das Log auch von dort aus gepeilt werden, weil sich dann 

 sein Winkel berechnen lässt. Beim Aussetzen des Logs wird die Kompassrichtung notirt. in der das Schiff anliegt. 



Es wurde gesagt, dass in dem Fall, wo Wind und Strom nicht paralell seien, die Kompassrichtung des 

 Seils, wenn es vom Schiff aus gesehen senkrecht zu stehen scheine, mit einem Peilkompass bestimmt werden müsse. 

 Auch hier lässt sich der Kompass der Kommandobrücke vortheilhaft verwenden, Fig. 7. Man markirt die Enden 

 der Linie, von welcher aus gesehen das Seil senk- 

 recht zu stehen scheint, an beiden Rordseiten. Um 

 diese Linie zu finden, genügt ein ganz kleines Fern- 

 rohr, mit genau rechtwinklig stehendem Fadenkreuz 

 im Okular. Man stellt die Horizontallinie des Kreuzes 

 auf den Horizont ein, wenn dann das Seil um die 

 Vertikallinie oscillirt, steht man mit dem Auge in 

 der gesuchten Linie. Gleichzeitig wird notirt, wie 

 das Schiff anliegt Dann misst man von zwei an 

 den Rordseiten ganz symmetrisch liegenden Punkten 

 aus die Entfernungen der eben gemachten Marken 

 von diesen symmetrischen Punkten. Die Ursprung- 

 stellen der Strickleitern liegen wahrscheinlich ganz 

 symmetrisch, kleine Fehler werden sich durch einen 

 von der Mitte der Kommandobrücke dorthin gezogenen 

 Drath bestimmen lassen. Man trägt den entsprechen- 

 den Theil des Schiffs in genügender Vergrösserung ein 

 für alle Mal auf ein Millimeterpapier ein, ebenso die Bordmarken der Strickleiter. Jetzt kann man die Marken des 

 Seils nach ihrer Enterfnung von der Strickleiter ausmessen und gleichfalls eintragen. Man zieht von der Marke an der 

 Luvseite eine Linie senkrecht zur Axe des Schiffs auf Leebord, und darüber hinaus, verbindet die beiden Marken 

 durch eine gleichfalls verlängerte Linie und zieht von erstgenannter Linie eine Senkrechte. Man erhält so ein 

 rechtwinkliges Dreieck O — W — WNW mit allen Daten, die erforderlich sind um den Winkel, den das Seil 

 mit der Schiffsaxe macht, zu finden Lag das Schiff z. B. Nord an, so ging das Seil Ost- West + eine Anzahl 

 von Graden. Diese übrigens sehr einfachen Eintragungen und Rechnungen brauchen nicht sofort gemacht zu 

 werden, es genügt die Festlegung der Abstände der Marken imd die Kompassangabe. Indessen wird man es 

 später bedauern, wenn man sich nicht sofort nach Möglichkeit die Resultate klar legt. 



Pilsbury hat Untersuchungen über den Einfluss der Winddrift auf solche Schwimmkörper, wie das Log 

 gemacht, indem er eine sehr lange, senkrecht im Wasser schwimmende Stange darauf hin beobachtete. Ich bin 

 nicht ganz von der Richtigkeit dieses Verfahrens überzeugt, weil auf solchen langen Schwimmkörper die Orbital- 

 bewegung der Wellen einen schwer zu ermessenden Einfluss haben wird. Indessen ist ohne Weiteres zuzugeben, 

 dass der Wind etwas treibend auf das Log einwirken wird. Dies wird sich namentlich bei stärkerem Seegang 

 und bei überbrechenden Wellen geltend machen, daljei kann aber überhaupt nicht mehr gut die von mir angeregte 

 Untersuchung ausgeführt w-erden. Im Uebrigen wird man ja wohl, wenn die Beobachtung nicht auf andere, 

 grössere Schwierigkeiten stösst, dieses Fehlers Herr werden können; das ist zunächst Sache der Erfahrungen. Es 

 liegt der Gedanke nahe, dass der Oberflächenstrom immer der Windrichtimg entsprechen müsse, dieser Strom 

 muss aber im Wesentlichen so laufen wie die darunter liegenden Wassertheilchen gehen, weil diese die oberen 

 Wasserlheilchen tragen, schwacher Wind kann also den Oberstrom keine nennenswerth veränderte Richtung geben. 



Es muss ferner die Fallgeschwindigkeit des Netzes im Voraus festgestellt werden. Die Fallgeschwindigkeit 

 ist durchaus gleichmässig. Nach der Formel für die Fallgeschwindigkeit im widerstehenden Medium, für die an- 

 genommen wird, dass der Widerstand a dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional sei, und wo v die 

 Geschwindigkeit bedeutet, der Term 6 = 2,7183 ist und g zu 9,31 Meter zu nehmen, endlich die Zeit von o aus 

 und in Sekimden zu rechnen ist, wäre a gleich der Geschwindigkeit des frei fallenden Netzes zu nehmen. Dessen 

 grösste Geschwindigkeit wird nur bei sehr starker Belastung 0,7 m in der Sekunde werden können, welche Zahl 

 in den gegebenen Tabellen angenommen wurde. Setze ich diese Grösse in die Formel: 



