11)5 



tydliga vågsvall som för tillfället krusade vattenytan. Möj- 

 ligt är att korrektionen ursprungligen blifvit riktigt bestämd 

 af Lotsåldermannen, men att skalans nollpunkt sänkt sig 

 senaste vinter, då båtbryggans landfäste af isen förskjutits 

 tre fot. 



Den 25 maj öfvervar jag en syneförrättning å det un- 

 der byggnad varande limnigrafhuset, hvilkeu förrättades af 

 Ordföranden i Hangö stads Drätselkammare Herr Stations- 

 inspektorn Konr. Appelgren, Föreståndaren för Jernvägeus 

 verkstad Herr A. F. von Christierson, Baningeniören Herr 

 P. E. Böcker, Entreprenören Herr Cronqvist samt två eller 

 tre af Herrar Appelgren eller Cronqvist tillkallade medlem- 

 mar af Hangö kommun. Man anmärkte emot byggnadsar- 

 betet bland annat, att limnigi-afbrunuen ej höll tätt i fall 

 den tömdes, utan att grundvattnet från kringliggande höjder 

 trängde in i brunnen, som, då den var afstängd ifrån hafvet, 

 fyllde sig med sött vatten; att den påbegynta uppmurningen 

 af stenpelaren till instrumentet icke utfördes enligt den un- 

 der Instrumentmakaren Herr Helins inseende gjorda och hit- 

 sända mallen; att den del utaf byggnadens grundmur, som 

 hvilar uppå hälleberget, hängde tillsammans med instrument- 

 pelarens grundmur och en af brunnens sidoväggar, till följe 

 hvaraf byggnaden skulle komma att utöfva ett sidotryck 

 emot instrumentpelaren och brunnen. Man lofvade att af- 

 hjelpa dessa fel och att hafva byggnaden färdig för instru- 

 mentets uppställande senast den 15 juni. 



Under juni och juli månader underkastades limnigra- 

 fen noggrann undersökning. Instrumentet uppstäldes för 

 detta ändamål i Meteorologiska Ceutralanstaltens verkstads- 

 rum, der ett stort cylindriskt vattenkärl, 0,7 meter i dia- 

 meter och 0,9 meter högt, uti hvilket vattenytan genom en 

 i bottnet anbringad kran kunde efter behag småningom hö- 

 jas eller sänkas, gjorde tjenst såsom limnigrafbrunn. 



Det visade sig genast att mekanikern begått åtskilliga 

 fel vid detaljutförandet, hvilka dock alla lyckligtvis kunde 

 aflägsnas genom omändring af uret och mikrometerinrätt- 

 ningen för inställandet af markerstiftet. För att uppmäta 



