205 



grafen i Kejsaredömet funnit godt bifalla att väderlekstele- 

 gram från Kajana dagligen kostnadsfritt afsändas till Hel- 

 singfors. Genom ett missförstånd vid telegrafstationen i 

 Kajana afgick första väderlekstelegrammet ifrån denna ort 

 dock ej förr än den 27 derpåföljande januari. 



Vid framkomsten till Uleåborg den 8 augusti voro såväl 

 Herr Kollegiiassessorn E. Westerlund som den farmaceut, 

 hvilken å hans apotek merendels afläser de meteorologiska 

 instrumenten och uppsätter väderlekstelegrammen, frånva- 

 rande. Jag inskränkte mig derföre för tillfället till att taga 

 kännedom om de meteorologiska instrumentens placering 

 och lokalen. Termometerbuj-en var uppstäld uti en liten 

 trädgård, der den dock sommartiden, oaktadt skuggan af 

 ett stort löfträd, måste anses för mycket påverkad af mor- 

 gonsolen. Den till Uleåborg sända nya termometerburen 

 fastades af mig, då jag den 17 augusti återkom till Uleå- 

 borg, på sidan om en mindre från gårdsplanen till apoteket 

 ledande trappa, der den bör hafva erhållit ett temmeligen 

 nöjaktigt läge, sedan en erforderlig skärm blifvit anbringad 

 på andra sidan om trappan. Termometrarna aro af Åder- 

 man, förfärdigade 1S82 och märkta med N:o 13 och N:o 19. 

 De nedsänktes jemte komparationstermometern i vatten af 

 18,3 och 9,7 grader. I beggedera fallen erfordrade termo- 

 metern N:o 13 korrektionen -f- 0,2, termometern N:o 19 der- 

 emot korrektionen +0,3. Uleåborgska barometern är af Ca- 

 sella och märkt N:o 1259. Den 17 augusti kl. 6^4 e. m. 

 skulle lufttrycket enligt denna barometer varit 758,71 m. m., 

 medan det enligt resebarometern var 759,61 ; difi'. = -j- 0,9 0. 

 Sammanställes denna difierens med korrektionerna för Ca- 

 sella N:o 1259 enligt Kew-Certifikatet, sedan de dessförinnan 

 blifvit utjemnade medelst minsta qvadratmetoden, så erhål- 

 les såsom nu gällande följande korrektioner: 

 Vid 700 710 720 730 740 750 760 770 780 m.m. 



korr.r^-f*^»''*' +*^)'* +0,77 +0.80 +0,84 +0,87 +0,90 +0.93 +0,96 ,. 



En afvägning utförd af Herr Ingeniör Ernst Rindell den 23 

 augusti bestämde barometerns i Westerlundska apoteket 

 höjd öfver hafsytan vid den s. k. Ekbergska bryggan till 



