207 



Geuast efter denna barometriska afvägning begaf jag mig 

 till den svenska meteorologiska stationen i Haaparanda och 

 upphängde der min resebarometer i närheten af och på 

 samma höjd som den svenska barometern. Medan den sven- 

 ska observatorn kl. 6 e. m. medelst ,,Adermans barometer" 

 bestämde lufttrycket till 754,4 6 millimeter, fann jag me- 

 delst Casellas resebarometer detsamma vara 754,9 0. Korrek- 

 tionen till Haaparanda barometern är således -|-0,4 4: milli- 

 meter, då den hänföres till den hos oss begagnade normalen. 

 Kl. ^ 2 '"^ samma afton fann jag lufttrycket å apoteket i Tor- 

 neå vara 755,0 8 millimeter. Lufttrycket tillvexte för till- 

 fället i medeltal med ^.\q millimeter per timme. Om vi med 

 ledning häraf från observationerna kl. ^'3 1 och ^/2 8 e. m. 

 beräkna lufttrycket i apoteket i Torneå kl. G e. m., så finna 

 vi, att detsamma måtte varit 754,9 2 millimeter samtidigt 

 som jag i Haaparanda afläste 754,9 0. Barometrarna i Tor- 

 neå och Haaparanda torde alltså i det närmaste befinna sig 

 uppå samma höjd öfver hafvet. Meteorologiska stationen i 

 Torneå förseddes med en termometerbur, som har en i ver- 

 tikal riktning rörligt botten, och med tre qvicksilfvertermo- 

 metrar, af hvilka en Adermans termometer utan nummer 

 och årtal visade rätt, då den undersöktes vid temperatu- 

 rerna 4- 12,0, -|- 18,2 och -\-'25,Q C-, medan Ådermans ter- 

 mometern 1882 N:o 55 vid samma temperaturer och tempe- 

 raturen -|-28,4 erfordrade korrektionen -t-0,2 och Åder- 

 mans termometern 1882 N:o IG vid sistnämnda temperatur 

 korrektionen -f-^?!- 



I Bottniska viken norr om Qvarken finnes ej någon 

 station för uppmätning af hafsytans nivåförändringar. Vid 

 Malörns fyr på svenska sidan anstälde man visserligen nå- 

 gra sådana observationer, men enligt A. Erdmann „0m vat- 

 teuhöjden och vindarnes förändringar vid åtskilliga fyrbåks- 

 stationer" voro mätningarna i gång endast under månaderna 

 juni till och med oktober och äfven härunder ganska otill- 

 förlitliga, emedan man varit tvungen fästa skalan vid en 

 påle, som blifvit indrifven i bottnen af en med hafvet kom- 

 municerande brunn, utan möjlighet att kunna hänföra noll- 



