83 



ning uppå den balans stor 700 mark 51 penni, som påförts 

 Meteorologiska Centralanstalten af Magnetiska och Meteoro- 

 logiska Observatoriet. Af extra anslaget för organisation af 

 meteorologiska stationer i landsorten återstod den 31 Decem- 

 ber 1882 1,006 mark 59 penni och af extra anslaget för 

 anskaffande af instrumenter med flere tillbehör 3,755 mark 

 59 penni. Större delen af sistnämnda behållning är reser- 

 verad för anskaffande af en fullt tillförlitlig normalbarome- 

 ter samt tvenne resebarometrar, hvilka instrument redan voro 

 bestälda hos Ingeniörmekauikern Martin Wetzer, ehuru be- 

 ställningen, tillfölje af Herr Wetzers sjukdom och den 8 Juli 

 inträffande död, icke effektuerades. 



Bland den mängd nj^a meteorologiska instrument, som 

 under året blifvit anskaffade förtjena följande att särskildt 

 omnämnas: 



En normaltermometer från Kew Kommiten. 

 Wild-Fuesska kontrollbarometrarna N:ris 99 och 139, af hvilka 

 dock N:o 99 försåldes till Universitetets Fysiska Ka- 

 binett. 

 Stationsbarometrarna N:ris 1241, 1242, 1255, 1259, 1260 och 

 1261 från Casella i London. 



Enligt det från Kew Observatoriet meddelade certifika- 

 tet är normaltermometerns korrektion: 

 vid — 380,8 = 00, 

 „ + 00,0 = 00, 

 „ 4- 100,0 = 0,05. 

 En den 2 sistvikne Januari härstädes verkstäld undersökning 

 lemnade såsom resultat, att nollpunkten tillsvidare ej under- 

 gått någon märkbar förflyttning. 



De från Casella i London erhållna qvicksilfver baro- 

 metrarna äro likaledes försedda med certifikater från Kew 

 Observatoriet. Korrektionerna till dessa barometrar äro be- 

 roende af den qvantitet qvicksilfver som barometrarna inne- 

 hålla och förändras derföre något litet under förloppet af en 

 längre tid, i den mon qvicksilfret afdunstar, eller också 

 plötsligt om qvicksilfver af någon orsak bortspilles. Vid 

 framkomsten hade några droppar qvicksilfver uträngt från. 



