85 



Tre Lamontska variationsinstrumenter, för hvilkas räkning- 

 särskilda bergfasta stenpelare uppfördes uti östra fly- 

 geln af salen för magnetiska variationsbestämningar. 

 Två variationsinstrumenter afsedda för de af Nervänder uti 



nyssnämnda sal uppförda stentornen. 

 Ett inklinatorium af Dover i London. 



En apparat för telefonering af urkorrektioner ifrån astrono- 

 miska till magnetiska observatoriet. 

 Ett kontroUur öfver observatörerna. 

 En luftelektrometer enligt Mascart. 



Redan uti kostnadsförslaget till det den 27 Oktober 

 1881 beviljade extra anslaget, för anskaffande af erforderliga 

 instrumenter med flere tillbehör, ingick det att Lloyds mag- 

 netiska våg skulle återuppställas. Detta instrument, som ob- 

 serverades härstädes från och med Juli 1844 till och med 

 Oktober 1851, torde blifvit nedtaget förnämligast till följe 

 af svårigheten att belysa instrumentets vertili^-lt stående skala. 

 Grenom en sinrikt anbringad totalreflekterande prisma har 

 Direktor Wild konstruerat en magnetisk våg, som kan aflä- 

 sas medelst horisontel skala. Då instrumentet, efter att hafva 

 undergått en sådan förändring, återkom ifrån S:t Petersburg, 

 visade det sig emellertid, att den till instrumentet hörande 

 kikaren måste i betydlig mou förlängas samt förses med ett 

 nytt stativ, hvarföre densamma blef öfversänd till Instrument- 

 makar Sörensen i Stockholm, som också inom några veckor 

 utförde arbetet på ett synnerligen tillfredsställande sätt. In- 

 strumentets slutliga uppställande verkstäldes under Juli må- 

 nad och de regelmässiga observationerna öfver variationerna 

 uti jordmagnetismens vertikalintensitet kunde således vidtaga 

 från och med polarforskningsårets början. Det med afseende 

 å spegelglasets brytande förmåga reducerade dubbla afståndet 

 emellan instrumentets skala och bakre ytan af fasta spegeln 

 utgör 4383,4 millimeter. Detta afstånd har blifvit regleradt, 

 sålunda att bilderna uti fasta och uti rörliga spegeln synas 

 lika tydliga. Skalan är indelad uti halfva engelska linier. 

 Hvarje skaldel motsvarar en variation af 0,000072 Gausska 

 enheter uti vertikalintensiteten. Sistnämnda konstant beräk- 



