90 



nya meteorologiska stationer i Jyväskylä, Kuopio och S:t 

 Michel. Uti Wiborg och Björneborg hafva sådana stationer 

 ännu icke kunnat bringas till stånd, och stationen i Marie- 

 hamn är tillsvidare icke så utrustad, att den skulle kunna 

 afsända väderlekstelegram. 



Till de tidningar, som dagligen publicera väderlekstele- 

 gram hafva numera kommit en finsk och en ny svensk tid- 

 ning. 



Emot det af Nervänder vid observatoriet i Helsingfors 

 införda upphängningssättet för termometrar kan man in- 

 vända, att termometerkulorna visserligen väl skyddas från 

 att fuktas af regn och för utstrålning emot verldsrym- 

 den, men icke emot strålvexling med marken, och dess- 

 utom att detta upphängningssätt är mindre beqvämt för 

 psykrometertermometern. De zinkbleckburar, uti hvilka 

 våra psykrometrar sedan 1871 varit upphängda, skydda 

 ännu mindre emot strålvexling, Uppå observatoriets gård 

 uppfördes derföre ett termometerhus enligt Wilds kon- 

 struktion. I detta befinner sig en af jernbleck gjord ter- 

 mometerbur med ventilator, hvilken bur innehåller såväl 

 den torra som fuktiga termometern och en hårhygrome- 

 ter. Att uti samma bur insätta en minimumtermometer har 

 visat sig ogörligt, emedan huru stadigt buren än må fä- 

 stas den dock vid ventilatorns kringvridande råkar uti dall- 

 ringar, som ganska märkbart förmå förflytta minimitermome- 

 terns index. Det nya upphängningssättet kom i användning 

 från och med första Augusti 1882, och vid öfvergången till 

 detsamma återtogos till begagnande observatoriets äldre ter- 

 mometrar, hvilka varit öfversända till Stockholm för omgra- 

 dering från Reaumur till Celsii skala. Tvenne af dessa äldre 

 termometrar användas såsom komparationstermometrar vid 

 undersökningar af termometrar som sändas till landsortssta- 

 tioner, hvartill de synnerligen väl egna sig, alldenstund det 

 är föga sannolikt att de numera, flere decennier efter det de 

 blifvit tillblåsta, undergå någon nollpunkts förflyttning. Den 

 femte, den som Professor Borenius användt såsom normalter- 

 mometer, har icke blifvit omgraderad, utan förvaras oförändrad. 



