162 ANALES DEL INSTITUTO MÉDICO 



les. Mi aparato consiste eu una mesa discoide, de bronce, de 19 

 centímetros de diámetro, fijada en su centro á un soporte verti- 

 cal pesado y perfectamente estable. Este disco se fija al i)ie por 

 medio de una articulación perfectamente movible, una «nuez,» 

 que permite darle cualquier inclinación resi)ecto al operador; 

 l)uédese también, si se quiere, «girarlo sobre el eje del soporte, y 

 en fin, si no es preciso hacer uso del pie, se puede fácilmente 

 desatornillar y colocar sobre cualquiera mesa. 



En el aparato de Ewald, que es de madera, no existe soporte 

 especial ninguno, y por ende, carece de todos los movimientos 

 descritos, que hacen singularmente manejable y cómodo el a[)a- 

 rato que ofrezco á la atención de ustedes. 



En el disco ó mesa de mi aparato, en lugar de las perforacio- 

 nes que tiene el de Ewald, existen ranuras que van de la circun- 

 ferencia al centro; que permiten con mucha mayor facilidad y 

 gran economía de tiempo, cambiar de lugar, tanto la canaladura 

 que sostiene el cuerpo de la paloma, como el soporte del freno 

 que sirve para sujetar la cabeza. 



El cuerpo de la paloma queda, pues, sostenido y sujeto por 

 una especie de canaladura, que en el de Ewald está ahuecada 

 en una pieza sólida <le madera, que lleva cuatro cintas que se 

 anudan sóbrela paloma. En el mío, la canaladura es de lámina 

 de latón, y lleva sólo dos cintas, que se fijan con mayor facilidad 

 y rapidez que anudando, en dos pequeñas prensas apropiadas y 

 fijas á un<» de los bordes. 



El freno de fijación para la cabeza, es casi igual en ambos 

 aparatos. La diferencia consiste únicamente en la pequeña ba- 

 rra, en forma de T, que sostiene el pico del animal: en el de Ewald, 

 es rectilínea, y como está muy cerca del grueso collar de sos- 

 tén, es difícil de colocar en su sitio, é incomoda mucho á la pa- 

 loma por el doblez forzado que da al cuello. Esta barra tiene 

 en mi aparato una forma curva, que se adapta paralelamente á 

 la forma natural del cuello; lo que corrige totalmente el nota- 

 ble defecto del j)rimer aparato. 



Por último, mi aparato es todo de bronce niquelado, lo que á 



