39 



I. IVoriualtlierinoiueter. 



§ 3. Beschreibung der Normalthcrnionicter. 



Das Gefäss der Normalthermometer war ein an die Röhre angeschmolzener Cylinder, 

 der durch einen kleinen Messingkorb geschützt war; die (übrigens willkürliche) Scala ent- 

 hielt auf 0,34°" 370 Tlieilstriche, deren jeder ca. 0,4" Celsius entsprach. Die Ablesung der 

 Thermometer geschah mit einer Loupe, und es wurden Zehntel und halbe Zehntel, in der 

 Nähe des Scalenstriches mitunter auch viertel Zehntel eines Scalentheiles geschätzt. 



Die vorhandenen ISormalthermometer führten die Nummern I., II., III., IV.; durch 

 einen unglücklichen Zufall zerbrach Thermometer I. am 17. Jan. und wurde ersetzt durch I'. 



§ 3. Das Calibriren der JVorinaltherinometcr. 



Um den Fehler, welcher von der ungleichmässigen Weite der Röhre herrührt, zu 

 beseitigen, wurden nach einer von Herrn Professor Neumann herrührenden Methode die 

 geschlossenen, schon auf der Scala befestigten Röhren calibrirt. Da hierüber nichts veröffent- 

 licht ist, so theile ich das Verfahren vollständig mit, indem ich Thermometer III. als Bei- 

 spiel wähle. 



Gesetzt, man wolle das Thermometer von 20 zu 20 Scalentheilen calibriren. Es wird 

 ein Quecksilberfaden abgerissen*), der ungefähr von Sealentheil 10 bis Sealentheil 350 reicht, 

 sein unteres Ende bei horizontaler Lage des Thermometers genau auf 10 eingestellt, und der 

 Stand des oberen Endes abgelesen (350,0). Sodann wird das untere Ende auf 30 gebracht 

 und der Stand des oberen ebenfalls abgelesen (370,2). Der Quecksilberfaden wird um 

 20 Scalentheile verkürzt, sein unteres Ende der Reihe nach auf 10, 30, 50 gebracht und der 

 Stand des oberen abgelesen (330,2.350,3.370,5). Analog wird verfahren mit Quecksilber- 

 fäden von 300, 280 etc. Scalentheilen Länge. Der zehnte Faden, ca. 160 Scalentheile lang, 

 wird mit dem unteren Ende auf 30, 50 etc. gebracht, u. s. f. Diese Beobachtungen sind 

 zusammengestellt in A. pag. 41, wo u den Stand des unteren, o den des oberen Endes des 

 Quecksilberfadens angiebt, und zwar bezieht sich jede Colunme auf einen Quecksilberfaden. 



*) Herr Professor Neumann bewerkstelligt das Abreissen des Quecksilberfadens, indem er die Röhre 

 an der betretfenden Stelle durch eine kleine ruhig brennende Flamme so weit erhitzt, dass das Quecksilber 

 zum Sieden kommt und reisst. 



Wenn man nicht gerade einen sehr kurzen Faden erhalten will, scheint mir ein von Herrn Prothmann 

 angegebenes Verfahren bequemer und für die Röhre weniger gefährlich. 



Dasselbe beruht darauf, dass wenn zwei getrennte Quecksilberfäden sich an einer Stelle vereinigen, das 

 Quecksilber au derselben .Stelle der Röhre wieder reisst. 



Gesetzt, man wolle einen Quecksilberfaden erhalten, der ca. von Sealentheil 30 bis 250 reicht. Man 

 lasse das Quecksilber durch Neigen des Thermometers bis zum Ende der Rühre fliessen, wodui-ch eine Blase 

 im Cylinder entsteht. Bringt man das Thermometer schnell wieder in die aufrechte Stellung, so steigt die 

 Blase bis zum oberen Ende des Cylinders empor und trennt so für einen Augenblick das Quecksilber im 

 Cylinder und in der Röhre. 



Bei einer wiederholten Neigung reisst das Quecksilber an derselben Stelle ab. Das untere Ende des 

 so erhaltenen Quecksilberfadens stelle man auf 30 ein und erwärme den Cylinder, bis das Quecksilber sich bei 

 30 mit dem abgerissenen Faden vereinigt, und setze die Erwärmung fort, bis die obere Kuppe des Queck- 

 silbers auf 250 steht. Neigt man jetzt wieder die Röhre, so reisst das Quecksilber an der Vereinigungsstelle 

 (bei 30) und man hat einen Faden von der gewünschten Länge, den man nachher benutzen kann, um Fäden 

 einer anderen Länge zu erhalten. 



