42 



§ 4. Bestimmung des Siedepnnktest 



Nach dem Calibriren wurde zunächst der Siedepunkt mit Benutzung einer Cavendish- 

 ßchen Röhre bestimmt. Das Thermometer (mit der Scala) wurde mit Hülfe eines passend 

 ausgeschnittenen Korkes so in derselben befestigt, dass nur ein kleiner Theil der Queck- 

 silbersäule sich ausserhalb der Dämpfe des siedenden "Wassers befand. In den Deckel der 

 Köhre war ausserdem eine u- förmig gebogene Glasröhre eingesetzt, welche mit dem freien 

 Ende etwa 2°"° tief in ein mit Wasser gefülltes Gläschen tauchte. Es wurde darauf 

 geachtet, dass beim Kochen die Dämpfe lebhaft aus dem Rohr entwichen. Durch diese von 

 Hen-n Prof. Neumann angegebene Einrichtung erreicht man den Vortheil, dass man stets 

 beurtheilen kann, ob der Dampf die erforderliche Spannung hat, und dass man vor dem Ein- 

 dringen der äusseren Luft gesichert ist. Bei jeder Bestimmung des Siedepunktes wurde das 

 Barometer und das Thermometer am Barometer abgelesen. 



Der Siedepunkt der Thermometer IL, III., IV. wurde zweimal bestimmt. 



§ 3. Bestimmung des Nullpunktes. 



Zur Bestimmung des Nullpunktes wurde thauender, doch noch nicht mit Wasser durch- 

 drungener Schnee angewandt, und diese Bestimmung so oft wiederholt, als sich Gelegenheit 

 dazu darbot. In Ermangelung von Schnee wurde zuletzt geschabtes Eis angewandt. 



§ 6. Zusammenstellung der Angaben für die Normal -Thermometer. 



Im Folgenden sind die auf die Normalthermometer bezüglichen Angaben zusammen- 

 gestellt, wodurch Jedem die Möglichkeit geboten ist, die später mitgetheilten Scalentheile 

 selbst auf Celsiusgrade zu reduciren. 



*) Hier ist der vernachlässigten Tausendtheile wegen 0,01 zugefügt. 



