43 



S 



10 



30 



50 



70 



90 



110 



130 



150 



170 



190 



210 



230 



250 



270 



290 



310 



330 



350 



370 



S. 



10 



30 



50 



70 



90 



110 



130 



150 



170 



190 



210 



230 



250 



270 



290 



310 



330 



350 



370 



s. 



10 



30 



50 



70 



90 



110 



130 



150 



170 



190 



210 



230 



250 



270 



290 



310 



330 



350 



370 



Vol. 



-0,18 

 -0.11 



- 0,05 

 4-0.06 

 + 0,12 

 + 0,H 

 + 0,06 



- 0,0-2 



- 0,02 



- 0,03 

 -0,01 

 -0,08 



0.17 

 0.17 

 0,13 

 0,18 

 0,16 

 0,22 



Vol. 



+ 0,51 

 + 0,39 

 + 0,44 

 + 0,28 

 + 0.03 

 -0,30 

 -0,44 

 -0,4ü 

 -0,4 4 

 -0.80 

 -1,10 



- i,35 

 -1,32 



- 1,20 



- 1 .03 

 -0,93 



- 1.05 

 -1.12 



Vol. 



-0.19 

 -0.15 



- 0,08 



- 0,05 

 + 0,02 

 + 0,11 

 + 0,11 

 + 0,16 

 + 0,07 

 + 0,11 

 + 0,06 

 + 0,06 

 + 0,06 

 + 0,04 



- 0,00 

 -0,16 

 -0,24 

 -0.31 



Corr. 



-0,18 

 -0,29 

 -0,34 

 -0,28 

 -0,16 

 -0,02 

 + 0,04 

 + 0,02 

 0,00 

 -0,03 

 -0,04 

 -0,12 



- 0.29 

 -0,46 



0,59 



-0,77 



0,93 



1.15 



Corr.**) 



+ 0,51 

 + 0,90 

 + 1,34 

 + 1,02 

 + 1,65 

 + 1,35 

 + 0,91 

 + 0,45 

 + 0,01 

 -0,79 



- 1,89 



- 3,24 



- 4.56 

 -5,76 

 -6,79 



- 7,72 

 -8,77 



- 9,89 



Corr. 



-0.19 

 -0,34 

 -0,42 

 -0,47 



- 0,45 

 -0,34 

 -0,23 

 -0,07 

 -0,00 

 + 0,11 

 + 0,17 

 + 0,23 

 + 0,29 

 + 0.33 

 + 0,27 

 + 0,11 

 -0,13 

 -0,44 



? Vu 71 



Thermometer I. 

 Siedepunkt abgelesen: 328,0 berichtigt: 327,25. 

 Barometer 27" 8,90". 

 Thermometer am Barometer 5,1" C. 

 Reducirter Barometerstand 27" 8,59"'. 

 Temperatur der Dämpfe 100 — 0,088. 3,41=99,70. 



Nullpunkt abgelesen: 



97,95 *) 



l 



•? 5 



:98,0 



Die anzubringende Correction beträgt — 0,23. 



Thermometer I. 

 7„ 71 Siedepunkt abgelesen: 356,3 corrigirt: 347,2. 

 Bai-ometer 28" 1,54"'. 

 Thermometer am Barometer 7^6" C. 

 Reducirter Baromerstand 28" 1,07"'. 

 Temperatur des Dampfes 100,094» C. 

 Nullpunkt abgelesen: 



^^':93,l 



■ : 98,05 



yi2 71 i 



'7.2 



71 

 72 

 72 



V^ 72 



/2 



'/ 

 /l 



'Vi2 71 : 93,05 

 Correction -\- 1,63 

 Siedepunkt abgelesen: 356,6 corrigirt: 347,52. 

 Barometer 28" 2,28'". 

 Thermometer am Barometer 5,88 C. 

 Reducirter Barometerstand 28" 1,92'". 

 Temperatur des Dampfes 100,169» C. 



Nullpunkt abgelesen: 

 72 : 92,7 % 72 j "/j 72 | 



72 ; „„ „, '% 72 [ : 92,95 "A 72 | 



72 I 



: 92,85 



'Va 



72 



7i. 71 



19/ 



/s 



Thermometer III. 

 Siedepunkt abgelesen: 327,6 berichtigt: 327,73 

 Barometer 27" 9,lö"'. 

 Thermometer am Barometer 6,0» C. 

 Reducirter Barometerstand 27" 8,82'". 

 Temperatur der Dämpfe 99,72. 



: 93,05 

 93,25 



: 93,0 



72 : 93,1 

 72 : 93,15 



*) Am '/ii warön Temperaturen bis 50° gemessen. 



**) Zur Berechnung der Correctionstafel ist noch eine zweite Näherung angewandt. 

 Dies Thermometer ist nur zu Messungen benutzt, bei denen eine grosse Genauigkeit nicht 

 wesentlich war, 



6* 



