46 



Nichtsdestoweniger ist die hier angeregte Frage keineswegs als entschieden zu be- 

 trachten. 



Ich war vielfach genöthigt, auch ordinaire Thermometer zu verwenden, die ich mit 

 Jt„ Ri, i?j, -ßi, C bezeichnete. Diese sind dann stets durch Vergleichung mit einem Nor- 

 malthermometer berichtigt. 



Im Folgenden bedeutet A die Ablesung, t die entsprechende Temperatur in Celsius- 

 graden : 



II. Ertltliei'iiiometer. 



§ 8. Beschreibung der Erdthermometer. (Vergl. Fig. I.) 



Es sind von den Herren Prothmann und Radau 7 Erdthermometer angefertigt, 

 deren Länge ca. 4, 5, 6, 8, 12, 20, 28 Fuss beträgt. Sie mögen nach der Tiefe, bis zu der 

 sie später eingesenkt werden sollen, mit E^*) E,. E^, Et, Es, E,^. E^t bezeichnet werden. 



Das Gefäss von Eo ist ein kurzer dicker Cylinder von etwa 1 Zoll Höhe und Durch- 

 messer: die Gefässe der übrigen Thermometer sind Cylinder von 5—6 Zoll Länge, die gegen 

 Vi Pfuud Quecksilber enthalten. Die Röhre ist aus mehreren möglichst gleichmässigen engen 

 Capillarröhren zusammengeschmolzen, und nur für den Theil vor der Scala (ca. 40 Cm.) sind 

 Röhren von etwas weiterem Caliber verwandt, um der Scala nicht eine ungebührliche Länge 

 geben zu müssen. Das ganze Rohr bis zum Beginn der Scala ist in eine Kupferröhre ein- 

 geschlossen, welche 1 Zoll im Lichten und Vs Linien Wanddicke hat und am unteren Ende 

 zur Aufnahme des Cylinders ein etwas erweitertes Ansatzstück trägt. In dieses sind mehrere 

 Löcher eingebohrt. Der Cylinder steht auf einem im Boden des Ansatzstückes befindlichen 

 Kork; die Thermometerröhre ist vor einer Beschädigung durch übermässige Biegung oder 

 Anschlagen an das Kupferrohr mittelst fest aufgeleimter Korke der Figur 2 dargestellten 

 Form geschützt. Das obere Ende der Eöhre ist in einen Haken ausgezogen, der durch ein 

 Loch der Scala geht, so dass diese unverrückbar an der Röhre befestigt ist. 



Das über das Kupferrohr herausragende Ende der Thermometerröhre sammt der Scala 

 ist in eine Glaskuppel eingeschlossen, welche mit Hülfe einer Messingfassung am Kupfer- 

 rohre befestigt ist. Die Scala trägt oben kleine Messiugfedern, um durch ihren Druck gegen 

 die Kuppel das obere, noch durch die Scala beschwerte Röhreneude vor dem Abbrechen zu 

 sichern. 



Die Scala trägt auf 40 cm. ca. 440 Theilstriche. 



Am oberen Ende der Kupferröhre befindet sich ein kleines Loch , um später die Röhre 

 mit Sand zu füllen. 



*) E^ kommt nur so weit in die Erde, dass sein Cylinder gerade bedeckt ist. 



