47 



Die Berichtigung von Eo, E„ E^, Et habe ich bei mir zu Hause vorgenommen; 

 Es, E,s, Eli, wurden gleich nach der Anfertigung nach dem botanischen Garten gebracht. 

 Um E,6 und £^4 vor den Sonnenstrahlen zu schützen, welche in Folge der ungleichmässigen 

 Erwärmung des Kupferrohres die Beobachtungen störten, war ein ca. 30' hoher und 4' breiter 

 Leinwandschirm hergestellt. 



§. 9. Theorie der Thermometer. 



Ich nahm anfänglich nach oberflächlicher Prüfung die meines Wissens bisher stets 

 angewandte Formel als richtig an, nämlich: 



wo t die Temperatur des Cylinders, 

 S die abgelesenen Scalentheile, 

 % die Mittel temperatur der Röhre, 

 X, y, z Constanten bedeuten. 

 Ich fand nach der später angegebenen Methode: 



Mittel 0,0139 

 s wuchs also mit t gleichzeitig, was auf eine constante Fehlerquelle schliessen liess. 



Ich verbesserte hierauf die Methode zur Bestimmung von t in der §. 11 angege- 

 benen Weise und schützte die Scala vor der vom Gesicht des Beobachters ausströmenden 

 Wärme durch einen Schirm. Ich erhielt nun bei £4: 



t s Diff. 



0,91 0,0148 + 0,0018 



6,97 0,0159 + 0,0007 



13,07 0,0173 — 0,0007 



17,85 0,0186 — 0,0020 



0,0166 

 Die absoluten Werthe von z sind gegen die frühere Beobachtung gewachsen, was in 

 der besseren Bestimmung von % seinen Grund hat, aber die Abweichungen von Mittel waren 

 fast identisch geblieben. 



In Folge dessen führte ich die Theorie noch einmal streng durch in der nachstehenden 

 Weise und hatte die Freude, jetzt diese Differenzen schwinden zu sehen. 

 Es sei bei 0": 



Vq das Volumen des Cylinders, 

 Vo „ „ der Röhre bis zur Scala, 



yo „ „ eines Scalentheils. 



Steht das Quecksilber auf dem Sealentheil /So, wenn der ganze Apparat die Tem- 

 peratur besitzt, so ist sein Volumen: 



Vo + Vo + yo So 



