66 



d) Berechnung von % für die Beobachtungen vom 21. und 24. November 1871. 



t 



6,19 

 7,09 

 7,93 

 8,78 



10.13 

 6,19 

 7,0« 

 7,90 

 8,79 



10,09 



M 

 -2,27 

 -2,15 

 -1,98 

 -1,96 

 -1.96 

 +0,51 

 +0,65 

 +0,95 

 + 1,30 

 + 1,23 



t—M 

 8.J6 

 9,24 

 9,93 

 10,71 

 12,09 

 5,68 

 6,41 

 6,93 

 7,49 

 8,86 



f(t-MJ 

 0,73 

 0,79 

 0,85 

 0,92 

 1,04 

 0,49 

 0,35 

 0,60 

 0,64 

 0,76 



•T 



-1,54 

 -1,36 

 -1,13 

 -1,04 

 -0,92 

 +1,00 

 1,20 

 + 1,55 

 + 1.94 

 + 1,99 



e) Berechnung von t nach den Tafeln. 



üifr. 



-0,016 

 0,006 



-0,014 



-0,026 

 0,032 

 0,013 



-0,013 

 0,005 

 0.011 

 0,019 



S 16. 



Die Bericlitigiing von £"0, £,, E^, -£4, J'^^ ^1 



Im Folgenden theile ich die Beobachtungen soweit mit, dass eine vollständige Con- 

 trolle der Rechnung ermöglicht ist, und gebe auch von letzterer soviel, dass der Gang der- 

 selben ersichtlich bleibt und ein Einblick in die Zuverlässigkeit der Resultate gewonnen 

 werden kann. 



In letzterer Beziehung verweise ich besonders auf die Columne M. F. , welche den 

 mittleren Fehler in Scalentheilen des Normalthermometers angiebt, und auf die letzte Co- 

 lumne der Berechnung von z und der Berechnung der älteren Beobachtungen nach den Tafeln. 



Bei Ea, E^, E2, Ei, E^ ist s aus Beobachtungen ermittelt, welche in einem Zeitraum 

 von höchstens drei Tagen angestellt sind, innerhalb welcher merkliche moleculare Aende- 

 rungen im Glase der Normal thermometer wie der Erdthermometer kaum eingetreten sein 

 werden, so dass also z hier nicht behaftet ist mit einem Fehler in Folge einer 

 ungenauen Bestimmung des Nullpunkts. Und in der That, reducirt man die Beob- 

 achtungen aufeinander (letzte Columne der Berechnung von s), so sind die Differenzen sehr 

 gering; im Mittel noch nicht 0,005 Centigrade. 



Die älteren Beobachtungen sind in Folge der mangelhaften Bestimmung der Röhren- 

 temperatur zur Entwerfung der Tafeln nicht mit verwendbar, indessen leisten sie wesentliche 

 Dienste, da sie die Beantwortung der Frage zulassen, ob sich das Erdthermometer inzwischen 

 geändert hat oder nicht. Man braucht nur aus den Scalentheilen und der Röhrentemperatur 

 die Temperatur des Cylinders zu berechnen und mit der beobachteten zu vergleichen. 



Die Differenzen übersteigen selten 0,03 Centigrade, mit Ausnahme der Thermometer 

 Hl und El, wo ein Theil derselben von einem Fehler in dem Nullpunkt des Normalthermo- 



