85 



An einem Pfahle sind drei Normalthcrinometer angebracht. Th. I, bestimmt, die Tem- 

 peratur der Luftschicht zu ermitteln, mit welcher der Erdboden in unmittelbarer Berührung 

 steht, befindet sich möglichst dicht über demselben und kann zum Ablesen vermittelst einer 

 Schnur ohne Ende emporgezogen werden. Damit während dessen das Thermometer nicht so- 

 fort die Temperatur der höheren Luftschichten annimmt, ist der Zwischenraum zwischen dem 

 Cylinder und dem Korbe mit Watte ausgefüllt und der ganze Korb mit Kautschukstoff über- 

 zogen. Sonst würde nämlich bei einer Durchnässung der Watte ein Fehler in Folge der 

 Verdunstungskälte auftreten. 



Th. IV. ist eingeschlossen in ein mit Sand gefülltes Kupferrohr derselben Beschaffen- 

 heit, wie die Röhren der Thermometer, und befindet sich mit seinem Cylinder in der halben 

 Höhe der herausragenden Kupferröhren, deren Temperatur durch dasselbe eben gemessen 

 werden soll. Auch dies Thermometer kann emporgezogen werden. Th. IIL ist befestigt in 

 gleicher Höhe mit der Mitte der Scalen und in eine Glasglocke eingeschlossen, analog denen, 

 welche die Scalen der Erdthermometer bedecken. Th. HL gewährt das Mittel, die mit q be- 

 zeichnete Temperatur der Scala zu erhalten. 



Sämmtliche Thermometer stehen etwa 10 cm. vom Pfahle ab. 



Die Thermometer sind zum Schutze gegen Beschädigungen mit einem Kasten von 

 Drahtgeflecht überdeckt, der in der Höhe der Scalen zwei Thüren trägt, die zum Ablesen 

 jedesmal geöffnet werden. 



Alles Metall und Holz ist mit weisser Oelfarbe gestrichen, um die Erwärmung durch 

 die Sonnenstrahlen wenigstens möglichst abzuschwächen. 



§ 1$. Bcrechnnng der Beobachtungen. 



Wie die Tafeln eingerichtet sind, und wie man mit Hülfe derselben, wenn man die 

 Scalentheile S, die Röhrentemperatur t und die der Scala q kennt, die Temperatur des Cy- 

 linders findet, ist schon § 14 gezeigt worden. [Vergl. auch § 9, 6).] 



Eine genauere Auseinandersetzung wird nur dadurch nöthig, dass jetzt z nicht gegeben 

 ist, sondern mit Hülfe der Erdthermometer ermittelt werden muss. 



Eine genauere Messung ergab bei den Erdthermometern für die Länge des Rohres 

 vom oberen Ende des Cylinders bis zum Sealentheil 0: 



Eo-. 2 Fuss 6 Zoll, 



Ell 3 „ Va „ 



E-i'. 4 „ '/i „ 

 E^: 6 „ 



E^: 312 cm. = 9,97 Fuss, 

 Ei^: 565 „ •:=. 18 „ 

 ^,4: 813 „ r= 25,9 „ 

 Es genügen für die weitere Rechnung die abgerundeten Werthe 2'/i, 3, 4, 10, 18, 

 26 Fuss. 



Die Cylinder sind 5 resp. 6 Zoll lang (mit Ausnahme von E^; da die Tiefe bis zur 

 Mitte des Cylinders gerechnet wird, so befinden sich von der Röhre unter der Erde: 



0, V4, l'A, 3V4, 7V4, 15 V«, 237* 

 Fuss, über der Erde bei Eo 2'/i Fuss, bei den übrigen Thermometern 2V4 Fuss. 



Die Temperatur des Stückes über der Erde (gegeben durch Th. IV.) sei ro'i es sei 

 die Temperatur der Cylinder der einzelnen Erdthermometer: <o, h-, hi h-, ts, hu, h*- Nimmt 



