Kapitel I. 



APPARAT UND MATERIAL. 



§ 1. Allgemeines iiber den Apparat. 



Der Apparat, womit diese Arbeit ausgefiihrt ist, ist schon frûher 

 von mir beschrieben worden (22). Ich lasse die Beschreibung noch 

 einnial und jetzt vollstândiger folgen, mit den Kontrollversuchen, 

 welclie zur Prûfung der Méthode angestellt wurden. 



Das Prinzip des Apparates besteht in der Tatsache, dafi die wach- 

 sende Pflanze mittels emer sehr feinen Kontaktvor>'ichtung einen 

 schwachen elektnschen Strom schliefit. Die Kontaktvorrichtung ist 

 aur emer Mikrometerschraube angebracht worden, welche eine 

 Ganghohe von 0,5 mm bat. Am unteren Ende der Schraube ist 

 ein Sperrad fixiert worden mit lOOZahnen. Der schwache, von der 

 Pflanze geschlossene Strom fliefit durch ein âuBerst empfindliches 

 Relais, wodurch ein stârkerer Strom geschlossen wird. Dieser Strom 

 aktiviert einen Elektromagneten ; wenn letzterer selnen Anker an- 

 zieht, wird das Sperrad ein, zwei oder mehr Zàhne weitergedreht. 

 Die Schraube mac ht also eine ^/loo. V50 usw. Umdrehung; die Kon- 

 taktvorrichtung riickt entsprechend 5, 10 oder mehr ^ empor. Die 

 Pflanze bat jetzt wieder diesen Abstand zu wachsen, bevor aufs 

 Neue der schwache Strom geschlossen wird. Wâhrend dieser Zeit 

 wird ein Wâgelchen mit glâserner Feder durch eine elektrische 

 Uhr aufgezogen, mit einer Geschwindigkeit von 1 mm pro Sekunde, 

 lângst einer stillstehenden Trommel. Die Feder schreibt also eine 

 gerade Linie. Wenn aber die Pflanze den Kontakt herstellt, eilt 

 die Feder zuriick nach dem Ausgangspunkt. Zugleich wird die 

 Trommel um 1,5 mm gedreht und das Wâgelchen wird aufs Neue 



