8 



gedreht. Dièse Versuche dienten insbesondere dazu, die Zuver- 

 lâssigkeit des Kontaktes selbst 7,u prûfen. 



Tabelle 3. 

 Bestimmung der Zeit, welche die Pflanze fiir eine verschiedene 

 Zabi /-t braucht. 



Man sieht, dafi das Wachstum bel * eine Verzogerung erfàhrt ; 

 infoîge der grofîen Strecke (50 jj) t itt der Ubergang nicbt in die 

 Erscheinung. 



Die primitive Aufstellung in Betracht gezogen, waren dièse Re- 

 sultate derartig, daB sofort mit der Konstruktion des Apparates 

 angefangen wurde. In dieser Zeit ist meine Aufmerksanikeit ge- 

 fallen auf eine Arbeit von Bovie (8), welcber schon dieselbe Idée 

 fiir ein Auxanometer benutzt bat. Seine Metbode aber bat ver- 

 schiedene Nacbteib^. E.stens mufi die Verbindung der Pflanze 

 mittels eines ,,Invar"-Drahtes scbadlich fiir die Pflanze sein und 

 ferner ist dièse Verbindung keinesfalls eine feste. Der Hauptfebler 

 aber liegt darin, dafi die Pflanze selbst direkt den Strom schliefit, 

 v/elcher die Emoordrehung des Kontaktes auslost Dieser Strom, 



