welcher einen Fiektromagneten aktivierl, mufi eine ziemlich hohe 

 Spannung haben und infoîgerlessen wird bei der Stromôffnung eine 

 su kraftige Selbstinduktion stattfinden, dafi Funken am Kontakt 

 auftreten werden. Dadurch brennen die Kontciktmetalle ab und 

 werden die Kontaktstellen veranderlich. Bovie's Auxanometer 

 registriert auf einer Trommel, welche eine Umdrehungsgeschwindig- 

 keit hat von nur 1 mm pro Minute. Nach jedem Kontakte macht 

 eme Feder emen Querstnch und der Abstand zwischen zwei solchen 

 Signalen gibt die fiir ein bestimmtes Wachstum benutzte Zeit an. 

 Abgesehen von dem langweiligen Nachrechnen und Messen dieseï 

 Abstànde, wird auch aie langsame Bewegung der Trommel leicht 

 Schâtzungsfehler geben. Bovie hat mit seinem Apparat ein ge- 

 naues Demonstrations-Auxanometer beabsichtigt und hat es fiir 

 diesen Zweck einige Jahre spâter vereinfacht (9), wodurch es an 

 Genauigkeit einbûfite. 



Mein Hauptziel war das Erlangen einer groCen Prazision und 

 dafiir mufiten viele Schwierigktiten beseitigt werden. Der ganze 

 Apparat mit allem Zubelior ist angefertigt worden von dem In- 

 stitutsmechaniker Herrn P. A. de Bouter, welcher immer mit 

 grofîem Interesse seine schwere Arbeit ausgefiihrt und viele tech- 

 nische Aufgaben gelost hat. Es ist mir besonders angenehm, ihm 

 an dieser Stelle meinen besten Dank fiir aile seine MiiKe und Ar- 

 beit auszusprechen. 



§ 2. Das Auxanometer. 



Das Auxanom.eter ist angebracht an einer 18 cm îangen Haupt- 

 achse 1, (siehe Fig. 1) welche auf einem Klinostatentische 2 fixiert 

 worden ist. Um eine Rotation der Pflanze wagerecht zur Klinostat- 

 achse zu gestatten, kann eine Seitenachse 3 an der Hauptachse 1 

 befestigt werden. Die Versuchspflanze, welche in einem kleinen 

 Zinktopfchen (3 cm hoch und 4 cm diam.) steht, wird auf einem 

 kleinen beweglichen Tische 4 aufgestellt und mittels Deckel und 

 Henkel 6 fixiert. Der Henkel 6 wird mit einer Schraube 7 fest 

 auf dem Tische angeklemmt, wodurch eine feste Verbindung 

 zwischen Apparat und Pflanze hergestellt ist. Der Tisch 'i wird an 



