14 



unter dem Kontakte anbrlngt und fixlert. Dann dreht man -ani^- 

 sam und vorsichtig an der Mutterm den Kontakt weiter herunter, 

 bis die Pflanze zum ersten Mal den Kontakt herstellt. 



Die Mikrometerschraube des Auxanometers wurde geaicbt mit 

 der horizontalen Mikrometervorrichtung eines ZeiB-Mikroskops 

 Dazu wurde an den Mikroskoptubus em Seitenstuck angebracht 

 mit einer Messingspitze am Ende. Dièse Spitze wurde genau unter 

 den Kontakt gebracht und emporgedreht. Dann wurde mittels 

 der Mikroskopmikrometerschraube der Tubus jedesmal so weit 

 emporgedreht, bis der Kontakt hergestellt und die Kontaktvorrich- 

 tung verstellt wurde. Dies geschah uber die ganze Lange der 

 Schraube genau jede 10//. 



Wie schon Bovie l.c.bemerkt hat, bietet der Umstand, dafi die 

 Aufstellung der Pflanze vollig unabhangig ist von dem Registrier- 

 apparat einen grofien Vorteil. Auch ich habe diesen Umstand be- 

 nutzt. 



Nur das beschriebene Auxanometer ist m emem Dankelzimmer 

 mit Vorrichtung fur konstante Temperatur aufgestellt. Dièses 

 Zimmer wurde schon von Frl. Taîma (40) S. 375 u. f., und spâter 

 von Frl. Zollikofer (45) S. 242, beschiieben. Seitdem ist die 

 Thermorégulation viel verbessert worden durch eine verbesserte 

 Aufstellung des Thermoregulators und die Erneuerung der Relais, 

 so dab die Temperatur sehr kon&tant ist. Hierzu trâgt auch die 

 verminderte Ventilation bei. Denn die hohen Kosten der elek- 

 trischen Heizung haben uns gezwungen, die Rôhren fur Luftzu- 

 und Abfuhr mit Klappen abzuschlieBen. Nur nach der Beendigung 

 eines Versuchs, meistens spat am Abend, werden die Klappen ge- 

 ôffnet und wird mittels emes elektnschen Fachers ventiliert. 



Das Auxanometer wurde fur Versuche mit Schwerkraftreizung 

 angebracht auf die Achse eines Universal-Klinostaten nach Van 

 Harreveld (21), welcher ungefàhr in der Mitte des Zimmers steht. 

 Unlen am runden Klinostattische sind 4, von einander und vom 

 Klinostate isolierte, konzentnsche Messingnnge angebracht worden, 

 gegen welche Schleppkontakte driicken, um die elektrischen Ver- 

 bindungen, wahrend der Rotation, herzustellen. 



