15 



Aile anderen zum Apparat gehôrigen Telle slnd in einem wlll- 

 kiirlichen Zimmer aufgestellt, \vo auch die zum Klinostate gehôrige 

 Sekundenuhr steht. 



§ 3. Die Relais. 



Wie schon betont wurde, schliefit diePflanze einen sehrschwachen 

 Strom. Um Funken bei der Stromôffnung zu vermeiden, kônnte 

 man einen Kondensator oder einen Widerstand (parallel mit dem 

 Kontakte) in den Stromkreis aufnehmen. Man kann Funken aber 

 sicherer vorbeugen durch die Anwendung eines Stromes von nie- 



Fig. 3. Das Galvanometer, umgebaut als Relais. 



driger Spannung, welcher durch ein geeignetes Relais umgeschaltet 

 wlrd. Ein solches Relais wurde in einem Spiegelgalvanometer ge- 

 funden. Hmter dem Spiegel des Galvanometers wurde ein weich- 

 eisernes Stâbchen (31) (siehe Fig. 3) angebracht. 



An beiden Enden des Stâbchens sind zwei umgebogene Platin- 

 stiftchen gelôtet. Wenn der Spiegel dreht, dreht das eiserne Stâb- 

 chen mit und tauchen die beiden Platinstiftchen in zwei Behalter 

 mit Quecksilber hinein, wodurch ein zweiter Stromkreis geschlossen 

 wird. Dièses als Relais umgebaute Galvanometer hat viele Vorteile. 



