18 



durch Papierstreifen, die auf die Magnetkerne geklttet slnd, ab- 

 geschwacht. 



3. Ein Elektromagnet M"' einer Wippe VII wird aktivlert. Dièse 

 Wippe ist ein Unterteil des Registrierapparates. 



§4. Die Registriervovrichtung. 



(Siehe Fig. 4 und 5.) Ein einfacKer elektrischer Mechanismus 

 zieht die Feder^, welclie auf ein Wagelchen 34 angebracht worden 

 ist, das Papier entlang. Zwei Elektromagneten M^ und M^ ' beherr- 

 schen dièse Bewegung. Die vordere Seite des Wàgelchens 34 ist 

 mittels eines Fadens verbunden an einer hôlzernen Rolle 33, die 

 andere Seite mit einem Gewicht 35. Die Rolle 33 ist auf derselben 

 Achse montiert worden mit dem Sperrad 36, welches nach rechts 

 dreht, wenn die metallene Vornchtung 37 mit dem Sperrkegel 38 

 nach unten geht. 



Jede Sekunde wird durch emen Sekundenpendel IX ein Strom- 

 kreis geschlossen ( •.•••••.••••■••••.■...•• ), welcher mittels eines 

 Relais VI ( .+ . + - + . + .+ - + -+--«---i-. ), den Elektromagneten M^ akti- 

 \iert. Dieser Magnet zieht die metallene Vorrichtung 37 an, weil der 

 Anker40 auf dieser Vorrichtung angebracht ist. Auch Sperrkegel 38 

 geht mit nach unten und so wird Sperrad 37 um einen Zahn nach 

 redits gedreht. Auf der mitdrehenden hôlzernen Rolle wird deshalb 

 der Faden aufgewunden, an dem das Wagelchen verbunden ist. Das 

 Wagelchen 34 wird auf diese Weise jede Sekunde um I mm nach 

 rechts gezogen. Eine Spiralfeder 42 zieht die Vorrichtung 37 7u- 

 riick, bis diese durch den Messingblock 43 gehemmt wird. Der Sperr- 

 kegel 38 liegt dann gerade in dem folgenden Zahn des Sperrads 36. 

 Eine Gegensperre 41 verhiitet das Zurûckrollen des Wàgelchens in 

 diesem Augenblicke; diese Gegensperre ragt mit einem Zapfen durch 

 einen metallenen Ring 44 hinaus. Dieser Ring ist mit dem Anker 39 

 vom Elektromagneten M^' auch auf der Vorrichtung 37 angebracht 

 worden. Wenn nun ein Strom diesen Magneten M^' durchfliefit, 



'^ Solche glâsernen Federn werden im Meteorologischen Institut zu de Bildt 

 verwendet. Dr. C. Schoute war so freundiich, mir einige Modelle zur Ver- 

 fiigung zu stellen. 



