20 



wird die ganze Vorrichtung 37 nach rechts gezogen. Auch die Gegen- 

 sperre41 geht mi*^, dennder Ring44zieht denZapfen mit. Auf dièse 

 Weise kommen Sperrad 36 und die Rolle 33 f rei, und das Wagelchen 

 fâhrt zurûck, indem das Gewicht 35 herunter fâllt. 



Dieser Elektromagnet M^' wird nun von einer Wippe aktiviert, 

 denn wir haben gesehen, dafi jedesmal, wenn die Pflanze den 

 Kontakt herstellt, ein Strom die Spule des Magneten M''' durch- 

 flieftt. Dieser Magnet zieht dann seinen Anker46 an und entninimt 

 dadurch dem Hebel47 seine Stiitze. Dieser Hehel schliefit bei* den 

 Stromkreis (■«■•«•••♦••h-+k-h-'H-+4-*«-.h--h-) fur den Magnet M . 



Wenn dasGewicbt35gefallen ist, drûckt es den Hebel48 herunter, 

 und dieser hebt mit seinem kùrzeren Ende den Hebel 47, wodurch 

 der Strom des Magneten M^' geoffnet wird. Die Vorrichtung 37 

 "wird dann durch eine (in der Figur unsichtbare) Spiralfeder voni 

 Magneten M^' zurûckgezogen nach hnks. Der Sekundenpendel- 

 strom fângt sofort wieder an das Wagelchen aufzuziehen. Danut 

 das Gewicht 35 immer auf der rechten Stelle driickt, wird der Fall 

 von einer Rohre geleitet. 



Da dieTrommel stillsteht, wiirde die folgende Lime auf derselben 

 Stelle geschrieben werden wie die vorangehende. Deshalb wird vom 

 Gewicht bei ** ein Stromkreis ( — i— i— i — »— i— i — » — i— i— i ) geschlos- 

 sen, welcher den Elektromagnet M^'' aktiviert. Anker 50 wird an- 

 gezogen und damit ein Sperrkegel. Letzterer driickt das Sperrad 

 49, das an der Trommelachse angebracht worden ist, um einen 

 Zahn weiter, wodurch die Trommel um 1,5 mm gedreht wird. Die 

 neue Linie wird also 1 ,5 mm weiter geschrieben als die vorige. Weil 

 die Trommel eine grofie Inerz hat und bisweilen zu weit gedreht 

 wurde, wird die Bewegung von einer Olpumpe 54 gehemmt, 

 wàhrend eine Gegensperre 51 das Zuriickrollen der Trommel ver- 

 hindert. Wenn Gewicht 35 wieder emporgezogen wird, wird der 

 Strom des Tromnielmagneten wieder geoffnet, weil Hebel 48 durch 

 ein Gewicht am kiirzeren Hebelarm gehoben wird. 



Auf dièse Weise ist eine Registrierung hergestellt, wobei die 

 Lange jeder Linie in mm wiedergibt, wieviel Sekunden die Pflanze 

 fiir ein Wachstum von 1 ^i brauchte. Da die Linien 1,5 mm von- 



