73 



Um die Farbe dièses Bundels zu andern, hat man nur mittels der 

 Mikrometerschraube der Lampe eine andere Stelle in Beziehung- 

 zum Prisma zu geben. Die Lampenmikrometerschraube gestattet 

 eine so grofîe Verschiebung, dafi man die verschiedenen Wellen- 

 langen des sichtbaren Spektrums aile auf die Spalte werfen kann 



Auch dieser Apparat ist von Herrn P. A. de Bouter angefertigt 

 worden, nach Angabe der Herren Prof. Dr. L. S.Ornstein, Direk- 

 tor des physikalischen Instituts der Utrechter Universitat und Dr. 

 J. W. Moll. Ich mochte diesen Herren an dieser Stelle meinen 

 verbindlichsten Dank sagen fur die liebenswiirdige Weise, in der 

 sie mir geholfen haben; und Herrn Prof. Ornstein noch besonders, 

 weil er die Apparate seines, in dieser Hinsicht so reichlich ausge- 

 statteten, Instituts mir zur Verfiigung stellte. Ohne dièse Hilfe wâre 

 dieser Teil meiner Arbeit nicht moglich gewesen. Dasselbe trifft 

 auf meinen Kollegen, Herrn Denier van der Gon, zu, welcher mit 

 den empfindlichsten Apparaten aile physikalischen Bestimmungen- 

 fur mich ausgefiihrt hat mit einem Interesse, wofiir ich ihm recht 

 dankbar bin. 



Es wurde zuerst das aus der Spalte hervortretende Strahlen- 

 biindel spektroskopisch untersucht, Dabei wurden nicht nur die 

 Stellungen der Lampenmikrometerschraube fur die verschiedenen 

 Wellenlangen des Spektrums bestimmt, sondern auch untersucht, 

 ein wie grofier Teil des Spektrums bei verschiedener Offnung des 

 Spaltes hinaustrat. Es wird einleuchtend sein, daB infolge geringerer 

 Dispersion der lângeren Wellenlangen, im Rot von einer bestimmten 

 Spaltweite ein viel grofierer Spektralbezirk hindurchgelassen wird, 

 aïs im Violett. Das ganze Spektrum wurde in zehn Telle zerlegt, . 

 und die Spalt- und Lampenmikrometerschraube wurde fur jedes 

 Gebiet geaicht (siehe Tabelle 15). Dann wurde die Strahlungs- 

 energie jedes Gebietes mikrophotometrisch bestimmt. 



Dazu wurde eine Anordnung gemacht, wobei sâmtliche Slrahlen 

 des Bundels auf eine Thermosàule nach Moll konzentriert wurden. 

 Der von dieser Strahlung erzeugte Strom flo{5 durch ein Galvano- 

 meter nach Moll, welches seine Ausschlâge auf photographischem 

 Wege registrierte. Dièse Messungen wurden zuerst hergestellt ohne 



