145 



3. Die Méthode. Aus obigen Betrachtungen geht hervor, dafi 

 ein Apparat zur genauen Konstanterhaltung der Temperaturen 

 zwischen und 50** C nlcht geniigt; man kann nicht, wle an einem 

 gewohnhchen Thermostaten, die gewunschte Temperatur einstellen 

 und dleWahrnehmungbeginnen. Manhat vielmehr den Temperatur- 

 anderungen grôBere Aufmerksamkeit zuzuwenden, ohne die 

 Konstanz zu verringern. Nach der Messung der Stromungs- 

 geschwindigkeit bei der Normaltemperatur soll der Apparat schnell 

 auf die Versuchstemperatur gebracht werden konnen und daselbst 

 wâhrend der ganzen Versuchsdauer automatisch verharren, um 

 dann wiederum zur Kontrolle auf die Normaltemperatur zurûck- 

 gefiihrt zu werden. Leichte, sichere Einstellung der verlangten 

 Temperatur und empfindliche Regulierung fur jeden beliebigen 

 Wârmegrad sind Hauptbedingungen fiir diesen Mikrothermostat. 



Mehrere Bedingungen gesellen sich zu den schon genannten. Es 

 geniigt nicht, daB die Temperatur genau konstant und leicht regulier- 

 bar ist, selbstverstândHch mufî sie auch jederzeit genau bekannt 

 sein. Altère Apparate geniigen dieser Anforderung bei weitem nicht, 

 wie wir weiter unten sehen werden, und sie gestatten nur die Ab- 

 lesung der Temperatur der Luft in der Nâhe des Objektes; aber 

 Objekttisch und Objektiv einerseits, das verdampfende Médium des 

 Objektes andererseits, verursachen grobe Fehler in der Temperatur- 

 messung. Demgegeniiber muf3 man entschieden festhalten an der 

 Bedingung, daf5 die Temperatur des Médiums gemessen werden 

 soll, damit man die Temperatur des Objektes ihr annâhernd gleich 

 stellen kann. 



Angesichts des stôrenden Einflusses des Objektivs und des Objekt- 

 tisches bei Temperaturwechsel (bei Abkûhlung verursachen sie Er- 

 wârmung, bei Erwàrmung Abkiihlung^) mufî man darauf bedacht 

 sem, diesen Einflufi nach Moglichkeit auszuschalten, z. B. durch 

 Miterwàrmung bzw.Abkiihlung des Mikroskopes. Auch des lâstigen 

 Beschlagens der Linsen wegen, bei schroffem Temperaturwechsel, 

 ist dièse Méthode von Vorteil. Weii aber der Kitt der Linsen schon 

 bei relativ nîedrigen Temperaturen schmilzt (die Firma Zeifi be- 



1 Th. W. Engelmann, Arch. f. mikr. Anat. IV (1868), S. 324. 



