146 



richtete mlr, dafî ihre Mikroskope làngere Zeit auf 45** C, voriiber- 

 gehend auf 50" C erhitzt werden konnen), die Literaturangaben 

 aber, wie unten erwâhnt werden soU, auf grofiere Resistenz bai kurz- 

 dauernder Erwârmung deuten, so muC man auf das Versagen der 

 Méthode in diesem Temperaturgebiete gefaCt sein. 



Benutzung von Leuchtgas fur die Helzung ist wegen seiner Giftig- 

 keit zu meiden; dasObjekt soll ûberhaupt so viel wie môglich unter 

 natûrlichen Bedingungen untersucht werden. Es wird sich ergeben, 

 daf^ meine Versuche eben an dieser Anforderung gescheitert sind. 



4. Die angestrebte Leistungsf âhigkeit. Temperaturkon- 

 stanz und schneller Temperaturwechsel sind also die beiden, ge- 

 wissermafien antipodalen Anforderungen, die an die Apparatur 

 gestellt werden. Vergegenwârtigen wir uns einmal, welche Lei- 

 stungen wir nach beiden Richtungen hin zu verlangen haben. 



Zuerst die Temperaturkonstanz. Meiner Erfahrung gemafi 

 ist der mittlere Fehler, der den Geschwindigkeitsmessungen bei 

 Protoplasmastromung bei annâhernd konstanler Temperatur an- 

 haftet, sehr klein, meistens ungefahr 1 %. Es scheint hier also keine 

 Pràzisionsubertreibung zu sein, wenn man die Grofienordnung des 

 maximalen, aus Temperaturschwankungen entspringenden, zulas- 

 sigen mittleren Fehlers auf 0.5 % f estsetzt. Unter Zugrundelegung 

 der einfachen Berthelot'schen Formel: 010=6^** . kann man 

 dann berechnen, dafi dièse zulâssige Schwankung O.O?** bzw. 0.04° 

 betrâgt, wenn Q^j -- 2 bzw 3 ist. (Aus Schwankungen von 0.5° 

 entstéht ein Fehler von 3.5 bis 5.6 "^IVu) Es versteht sich, dafi be- 

 sonders bei niedrigen Temperatur en, wo der Temperaturkoeffizient 

 sehr grofi ist, die Temperatur môglichst genau konstant erhalten 

 werden soll, so dafi entweder die Leistung des Thermostaten noch 

 weiter gesteigert, oder bei niedriger Temperatur einer geringeren 

 Zuverlâssigkeit bei der Q-Bestimmung Rechnung getragen werden 

 soll. 



Hinsichtlich der Temperaturwechsel ist es zweckmâBig, die 

 „Erhitzungs- bzw. Abkûhlungsgeschwindigkeit" in „Minutgra- 

 den" auszudriicken ; hierunter verstehe ich die Anzahl der in 

 einer Minute durchlaufenen Celsiusgrade. Die physiologische 



