148 



Intervall von 0** — 45^ ausreichen. Wo jedoch auch sprunghafte und 

 kurzwâhrende Temperaturanderungen in Betracht kommen, ist es 

 bekannt, dafi bei — 10"^ und bei +70*^^ noch Protoplasmabewegung 

 vorkommt. Diese Ziffern wâren also als die Grenzen des moglichen 

 Temperaturbereiches anzusehen. 



Es versteht sich, dafi die im obigen gemachten Angaben nui" 

 Schatzungen der anzustrebenden Leistungsfàhigkeit sind. Sie 

 môgen aber einen Anhaltspunkt fur die Beurteilung unserer Appa- 

 ratur schaffen. 



§ 3. Ubersicht iiber die âlteren Apparate. 



Die folgende Zusammenstellung ist eine sehr vollstândige Liste 

 der heizbaren Objekttische, Heizschranke oder mikroskopischen 

 Gefriervornchtungen; wenigstens jeder Literaturangabe, die ich 

 finden konnte, habe ich nachgespiirt und nirgends fand ich aile 

 mir bekannten Apparate zusammengestellt^. 



Man konnte diese Vorrichtungen, wie es ûblich ist, je nach ihrer 

 aufîeren Form gruppieren in heiz- bzw. abkiihlbare Objekttische 

 und Mikroskopschrànke. Besser ist es aber, dreierlei Prinzip zu 

 unterscheiden, je nach der Weise worin das Objekt dem Temperatur- 

 wechsel ausgesetzt wnd : A. Nur das Objekt wird erwarmt bzw 

 abgekiihlt, und zwar einseitig, die andereSeite grenzt frei an der 

 Luft, oder aber die Temperatur-Regulierung ist in âhnlicher Weise 

 mangelhaft. B. Nur das Objekt wird erhitzt, aber ail seiti g. C. Das 

 ganze Mikroskop, oder jedenfalls ein grofier Teil davon, wird mit- 

 erwârmt. — Nach diesem Einteilungsprinzip habe ich die hier unten 

 aufgezàhlten Apparate mit A, B oder C bezeichnet, um sie kurz zu 

 charakterisieren. 



1 W. Kûhne, Unters. iib. d. Protoplasma u. d. Contractilitat; Leipzig, 1864; 

 S. 101. 



- Ewart, a. a. 0.. S. 62. 



3 Nur der Charlier'sche Objekttisch (wahrscheinlich + 1860 publiziert) ist 

 mir unbekannt geblieben. 



