153 



wâhrend erneuert wlrd, wodurch weder Sauerstoffmangel noch An- 

 sammlung von schadlichen Stoffwechselprodukten elntritt. Der 

 PI eh n'sche Apparat, der die modernste und vielseitlgst verwend- 

 bare Form des Sachs schen Wârmeschrankes darbletet, Ist sehr zu- 

 verlassig fiir lange dauernde Versuche (Blackman!), wobei die 

 Temperatur gut konstant erhalten werden kann; aber schnelle 

 Temperaturwechsel sind nicht ausfiihrbar, und die Temperatur 

 der Luft wird gemessen statt der des Objektes. 



Es ergibt sich, daB diejenige Apparatur aile genannten Vorteile 

 in sich vereinen wiirde, die eine Kombi nation des Wârme- 

 schrankes (C) mit dem Prinzipe des durchstrômten Objekttisches 

 (B) darstellte. Ich habe mich bemiiht, eine solche Kombination 

 zusammenzustellen. 



§ 4, Ein neuer ,,Heizschrank". 



Als ich mich mit Professer Went iiber die Anfertigung eines 

 Mikrothermostaten beriet, war er der Ansicht, das Schrankprinzip 

 biete vorlaufig mehr Vorteile als ein Objekttisch. Ein Schrank- 

 Thermostat wurde dann nach meinen Anweisungen in der Instru- 

 mentfabrik des Herrn Vink (Utrecht) konstruiert, der die Mitte 

 hait zwischen den Apparaten nach Sachs, Plehn und Molisch. 

 Er ist auf Tafel IV mit den Nebenapparaten dargestellt. 



AUgemeine Beschreibung. Es ist kurz gesagt em doppel- 

 wàndiger Metallkasten mit Wasserfiillung, elektrischer Heizung und 

 Thermorégulation, Ruhrapparat, Kreuztisch und einigen Vorrich- 

 tungen zur Durchliiftung und Zufiihrung von Wasser bei konstanter 

 Temperatur. 



Das Mikroskop (das grofie Stativ I von Zei fi) ist ganz eingebaut, 

 nur das Okular ist sichtbar. Dièses aber wurde die Beobachtung 

 sehr beschwerlich machen, wenn der Thermostat die gewohnliche 

 parallelopipedformige Gestalt hâtte; darum habe ich der Oberhalfte 

 eine eigentumliche abgestutzte Form gegeben, welche eine bequeme 

 Haltung des Kopfes ermoglicht; zugleich wird dadurch der mitzu- 



2 



