154 



erwârmende Luftraum ansehnlich verkleinert. Die Durchliiftung 

 mittels eines Stromes Aufienluft hat den Zweck, etwaige Storungen 

 durch unreine ..Laboratoriumsluft ' (wie sie durch Untersuchungen 

 von Richteru. a. Autoren festgestellt sind) von vomhereln auszu- 

 schliefîen. Aus demselben Grunde ist nur Elektmitat fiir die 

 Helzung angewendet. Die Zufiihrung von z wei Flussigkeitsstromen 

 ist vorgesehen fur eine éventuelle Benutzung mit durch strômtem 

 Objekttisch bzw. fiir die Zufiihrung von plasmolysierenden u. dgl. 

 Flussigkeiten. 



Wassermantel, Riihrapparat. Der Apparat besitzt einen 

 Wassermantel von 5 cm Dicke und ca. 15 Liter Volum. Die zwei 

 schraubenformigen Riihrer A sind in durchlocherten Messing- 

 rohren, die bis an den Boden reichen, eingeschlossen, so dafi ein 

 energisches Vermischen der Fliissigkeit erreicht wird. Das Riihr- 

 werk wird von emem Elektromotor getrieben. Die Schnur (mit 

 Wachs eingeriebene Angelschnur) bewegt sich sehr dicht am Oku- 

 lar B voriiber und mufî deswegen der Auf^enbekleidung des Thermo- 

 staten sehr nahe liegen. Fiir dièse Bekleidung ist I cm dicker Filz 

 gewàhlt, mit Ausnahme der Oberseite, die mit diJnnerem Filz und 

 dariiber Wachstuch bedeckt ist, wegen der unangenehmeri Beriih- 

 rung des Gesichtes mit dem Filz bei der Beobachtung. Dièse Ober- 

 seite der Bekleidung (die in der Zeichnung ganz fortgelassen ist) 

 wird beim Einlassen des Mikroskopes und des Objektes ganz ent- 

 fernt und der dreiteilige Deckel (der also kein Wasser, sondern eine 

 l cm dicke Asbest-Schicht enthâlt) aufgeklappt. 



Dicht am Boden befindet sich ein Ausflufihahn C. 



Heizung. Wie bei Rutgers Thermostat^ wird das Wasser elek- 

 trisch geheizt durch vier 0.25 Amp. Kohlenfadenlampen D, die in 

 Messinghiilsen eingesteckt werden. Die vier Lampen zusammen 

 sind imstande die Innenluft des Schrankes ungefahr 10*' pro Stunde 

 zu erwârmen; d. h. in der von mir vorgeschlagenen Terminologie, 

 0.17 Minutgrad, eine sehr geringe Geschwindigkeit. Dennoch wurde 

 hierbei alsbald die Beobachtung gestort durch das Beschlagen des 

 Deckglases : das Mikroskop wurde ja hauptsâchlich durch Strahlung 



1 A. a. 0.. S. 25. 



