155 



erwarmt, die Erhitzung des Piâparates ging also âufîerst langsam 

 vor sich, und aus der Luft schlug der Wasserdampf auf das Deck- 

 glas nieder. Dieser Ubelstand machte sich naturlich in viel stârkerem 

 Mafie geltend, aïs ich eine schnellere Erhitzung mittels EingieBen 

 warmen Wassers zu erreichen suchte. 



Wârmeregulierung. Der elektrische Thermoregulator E ist 

 nach dem gleichen Prinzip wie der Rutgers sche gebaut^: ein 

 groBes QuecksilbergefâB ist mit einem festen (F) und einem ver- 

 schiebbaren (G) Drahtkontakt versehen; sobald der letztere Platin- 

 draht durch Wârmeausdehnung des Quecksilbers dessen Oberflàche 

 berùhrt, wird ein galvanischer Strom geschlossen, der den Magnet 

 eines Relais betâtigt, wodurch der Heizstrom unterbrochen wird. 

 Auch das Relais ist wie bei Rutgers aus einer gewôhnlichen Klingel 

 hergestellt, deren Kloppel zum Unterbrecher des Heizstromes um- 

 gebaut ist. 



Eme praktische Anderung ist aber die Vorrichtung zur genauen 

 Einstellung des Platindrahtes mittels einer Skala (I), die nach 

 Eichung die vorherige ungefâhre Einstellung der zu erreichenden 

 Temperatur gestattet. Dièse Vorrichtung ist unentbehrlich fiir das 

 Einhalten einer uniformen Erwarmungsgeschwindigkeit; das Ver- 

 schieben des Platindrahtes um 2.5 mm entsprach bei diesem Regu- 

 lator einer Temperaturânderung von l*'; die Hôchstleistung mit 

 4 Lampen betrug, wie erwâhnt, l*' in 6 Minuten, und man hat es 

 nun in der Hand, die Heizung schneller oder langsamer vor sich 

 gehen zu lassen, mdem man den Draht G jede 6, jede 10 usw. 

 Minuten um 2.5 mm emporschiebt. 



Die Amplitude der Temperaturschwankungen im Innern des 

 Kastens betrug bei diesem Apparat 0.2^, spâter nicht weniger als 

 0.4" (wahrscheinlich infolge Verschmierung der Quecksilberkuppe 

 durch zu starke Funken, welchem Ubelstande bei der jeweiligen 

 Anordnung der Relais-Schaltung nicht geniigend abzuhelfen war). 

 Selbstverstàndlich wâre dièse Leistung durch VergroBerung des 

 QuecksilbergefâBes, Verengung des Steigrohres, Verringerung der 

 Stromstârke usw. bedeutend zu steigern, dies war aber vorlâufig 



1 Vgl. Ostwald-Luther's Physiko-chemische Messungen, 1910, S. 115. 



