156 



nicht notig. Aufierdem hat das Stativ, worauf das Objekt ruht, eine 

 so grofie Wàrmekapazitât, dafi die Temperaturschwankungen des 

 Mantelwassers wohl groBtenteils ausgeglichen werden. 



Wârmemessung. Ein Thermometer (J) befindet sich im 

 Wassermantel, in einer durchlôcherten Messingrôhre. Die Tempe- 

 ratur des Innern kann mit einem Thermometer (K) gemessen 

 werden, das auf der Hôhe des Objektes liegt. Wie die Temperatur 

 des Objektes oder seiner nachsten Umgebung gemessen werden 

 soll — entweder thermoelektrisch oder ebenfalls mittels Queck- 

 silberthermometer — hangt davon ab, welche Art „Heiztisch" ge- 

 braucht werden soll, jedenfalls ist dafiir eine der Offnungen L, M 

 oder N bestimmt, 



Feuchtigkeit der Innenluft. Die Erhaltung eines ange- 

 messenen Feuchtigkeitsgrades der Innenluft bietet ein schwieriges 

 Problem dar, Wenigstens in meinen Vorversuchen, da ich ein 

 Tri anea - PiVànzchen entweder auf einem Objekttrager oder in 

 einem Glasschâlchen beobachtete, trocknete die dùnne Flussigkeits- 

 schicht unter dem Objektiv alsbald ein, und konnte nur durch das 

 umstandliche Offnen des Deckels ersetzt werden. Ich habe, wie 

 Rutgers, versucht die Luft durch Bedecken der Seitenwânde mit 

 feuchtem Filtrierpapier und durch eine Wasserschicht auf dem 

 Boden (das Stativ wurde dann in ein passendes Metallschâlchen 

 eingesetzt) feucht zu erhalten, aber dennoch muBte der Thermostat 

 einige Maie geoffnet werden zum Anfeuchten des Papiers und des 

 Praparates. Allerdings wurde dieserUbelstand bei Verwendung emes 

 „Heiztisches" fortfallen. 



Durchliiftung. Die bestandige Lufterneuerung und -durch- 

 mischung wurde bewirkt mittels eines Wassertrommelgeblases (0), 

 das reine Aufienluft ansaugt und dièse durch die Offnung P und 

 eine lange im Badewasser verlaufende Metallspirale, welche dicht 

 am Boden des Innenraumes ausmiindet, in den Thermostat hinein- 

 blâst. (Eine Saugpumpe ist natiirlich bei diesem nicht hermetisch 

 geschlossenen Thermostaten nicht anwendbar.) Weil die Ge- 

 schwindigkeit des Durchblasens nicht zu grofi werden darf, damit 

 die Luft vor dem Eintreten in das Innere des Thermostaten richtig 



