57 



die Temperatur des Mantels annehme, habe ich den Druck regu- 

 liert mittels eines Manostaten (Q)^ und eines Quetschhahnes. 

 Aufierdem geht die Luft durch einen mit Wasser gefiillten Koiben 

 (R), der besonders, wenn der Thermostat schnell auf eihe hôhere 

 Temperatur gebracht werden soll, erwarmt werden kann und die 

 durchgehende Luft mit Wasserdampf sattigt. 



Kreuztisch und Einstellung. Zum Bewegen des Objektes 

 diente ein eigens fiir diesen Thermostaten angefertigter Kreuztisch, 

 der an Stelle des drehbaren Objekttisches angebracht wird. In zwei 

 senkrecht aufeinander stehenden Richtungen kann das Praparat um 

 1 cm verschoben werden; man mufi also'Sorge tragen, dafi das 

 Objekt vor dem SchlieBen des Thermostaten ungefahr eingestellt 

 ist. Die beiden Triebknôpfe ragen an der rechten Seite aus dem 

 Kasten heraus und sind ablôsbar, damit sie erst nach dem Einsetzen 

 des Mikroskopes durch die Wandôffnungen hindurch auf ihre 

 Achsen gesetzt werden. Auch die Triebstange (S) fiir die grobe 

 Einstellung des Tubus — die feine Mikrometerbewegung ist hier 

 ohne Vorteil — , die an der linken Seite des Thermostaten sichtbar 

 ist, wird erst nach dem Einsetzen des Mikroskopes anstatt des 

 linken Schraubenkopfes angebracht. Man bewegt also das Objekt 

 mit der rechten Hand, wahrend die linke die Einstellung bedient. 



Beleuchtung und Vergrof5erung. Vom Gebrauch eines 

 Kondensors und von Verwechslung der Objektive konnte abgesehen 

 werden; der Kreuztisch war ja um mehr als l cm hbher als die 

 Frontlinse des Kondensors und fur meine Zwecke geniigte eme 

 3 — 400malige Vergrôfierung voUkommen. Ich benutzte Objektiv C 

 und Mikrometer-Okular 3, mit eingeschobenem Tubus zwecks Luft- 

 raumersparnis. Der Spiegel empfing Licht von einer Nernstlampe, 

 durch zwei runde, in der vorderen Doppelwand eingelassene 

 Spiegelglasfenster von 12.5 cm Durchmesser. Ich habe nur dièses 

 Licht benutzt, und das Tageslicht mittels eines Blechschirmes ab- 

 geschlossen. Auch habe ich gewohnlich durch Zwischenschieben 

 einer roten Glasscheibe die chemisch wirksameren Strahlen aus- 

 geschlossen, weil sie die Stromung beeinflussen kônnten ; die Beob- 

 Vgl. Luther-Ostwald, a. a. 0., S. 293. 



