158 



achtung wurde hierdurch nicht gestort. Molisch hat an seinem 

 Apparat auch eine Triebstange zum Einstellen des Spiegels; um 

 die Anzahl der Offnungen moglichst zu beschranken, habe ich hier- 

 von abgesehen, obwohl das Einstellen mit den Hânden nach dem 

 Einsetzen des Mikroskopes etwas beschwerlich war. 



Abkûhlung. Fiir Heizung iiber Zimmertemperatur geniigten 

 vorlaufig die vier Lampen. Fiir mittlere Temperaturen zwischen 

 10 und 20" muBte kaltes Leitungswasser durchgefûhrt werden; zu 

 diesem Zweck ist bai T eine ZufluB-, bei U eine viel weitere AbfluC- 

 ôffnung angebracht; um eine konstante GescKwindigkeit dièses 

 Wassers zu erzielen, wurde ein konstantes Niveau (V) mit Uber- 

 lauf (ein vertikal gestellter Kuhler ohne Innenrohr) eingeschaltet. 

 Fiir Temperaturen unter 10° kann der Strom durch Eis gefiihrt 

 werden, oder man kann den Thermostatmantel mit Eis oder einem 

 Kâltegemisch fiillen; hierzu dienen zwei Offnungen (W und X), 

 von denen die letztere unter dem Fliissigkeitsniveau liegt und daher 

 mit einem fest verschraubten Deckel versehen ist. 



Fiir die schnelle Abkiihlung, die nach den Versuchen bei hôheren 

 Temperaturen notwendig ist, um die Kontrollmessung bei der 

 Normaltemperatur auszufiihren, wurde erstens der Regulator auf 

 die verlangte Temperatur eingestellt, und dann so lange jedesmal 

 V2 L warmes Wasser durch C abgezapft und ebensoviel kaltes durch 

 J hineingegossen, bis das Relais wieder anschlug. — Hier taten sich 

 aber sehr stôrende Umstànde auf: erstens dauerte es mehrere 

 Stunden, bevor Luft, Stativ und Objekt die Normaltemperatur 

 wieder erreicht hatten, und zweitens trat starke Taubildung auf, 

 weil ja die Luft zuvor soviel wie moglich mit Dampf gesâttigt war, 

 und dadurch wurden Objektiv und Deckglas lângere Zeit so gut wie 

 undurchsichtig. Es versteht sich, dafi wenn die Innenluft trocken 

 sein diirfte (wenn also das Objekt sich in einer eigenen Kammer 

 befande), dieser Schwierigkeit abgeholfen wâre. 



Durchstrômung des Objektes. Wenn in dem „Heizschrank 

 ein „Heiztisch" angebracht wird, welcher eine eigene Durchwasse- 

 rung braucht, so muf5 das Leitungswasser schon ungefahr die Tem- 

 peratur des Mantelwassers angenommen haben, bevor es den Tisch 



