159 



erreicht. Deshalb ist bel Y ein (doppeltes) ZufluBrohr angebracht, 

 das in eine, im Mantelwasser verlaufende, Metallspirale ûbergeht 

 und im Schrankinnern mit dem Objekttische verbunden werden 

 kann. Die (ebenfalls doppelte) AbfluCoffnung Z hat keine Spirale 

 und geht unmittelbar durch den Mantel hindurch, da das Wasser 

 dann nicht mehr erwârmt zu werden braucht; das Rohr ist sogar 

 mit einer isolierenden Asbestpackung versehen, so dafi man, die 

 Stromnchtung umkehrend, kaltes oder heifies Wasser unabhângig 

 von der Manteltemperatur dem Objekte zufûhren kann. — Die 

 Vorrichtung ist, wie gesagt, in der Doppelzahl angebracht, damit 

 das eine Rôhrensytem fur das Durchleiten von Wasser durch den 

 Objekttisch, das andere fur den Zu- und Ablauf von plasmolysieren- 

 den u. dgl. Flûssigkeiten durch die eigentHche Objektkammer diene. 

 Vorzûge und Nachteile dièses Apparates. Aus dem Oben- 

 stehenden geht schon hervor, dafi der vorliegende Thermostat in 

 erster Linie geeignet ist fur die Konstanterhaltung von Tem- 

 peraturen zwischen 0*^ und 45*^ fiir lange Zeit, und von Tem- 

 peraturen bis 50'' fur kiirzere Versuchsdauer. Seine besonderen 

 Vorziige sind: 1. die groBe Wârmekapazitât, die Temperatur- 

 schwankungen ausgleicht; 2. die Miterwârmung des Objek- 

 tivs, so dafi es das Objekt nicht abkiihlen kann; 3. die Gelegenheit, 

 die Beobachtungen mit monochromatischem (rotem) Licht 

 auszufùhren. 



Unter die Nachteile ist zu rechnen: 1. die langsame Heizung 

 und Kûhlung, besonders des Mikroskopes ; 2. das Austrocknen 

 des Objektes bei Erhitzung in trockener Luft, und das Be- 

 schlagen der Glasteile bei Erwârmung in feuchter Atmosphâre; 

 3. die mangelhafte Temperaturmessung. Dièse Nachteile 

 sind so schwerwiegend, dafi der Thermostat fur Untersuchungen 

 im Sinne Black m an s unbedingt einer Erganzung in Gestalt eines 

 heizbaren bzw. abkiihlbaren Objekttisches bedarf^. 



^ Ob der Heizsclirank sogar ganz entbehrt werden kônnte, kann ich noch nicht 

 entscheiden. Es ist ein nicht zu unterschàtzender Vorteil, daB die Umgebung des 

 Objektes gleichmâBig temperiert ist (s. „Thermostaten mit konstantem Temperatur- 

 gefâlle" in Ostwald-Luther, S. 105). 



