162 



Die Blâtter der Pflànzchen ragen in dem seitlichen Hohlraum in 

 die Luft, die durch eine Offnung im Pfropfen zugelassen wird. 

 Das Wasser, das durch die zugespitzte Einflufîrohre (G) in das 

 „Heizrohr mit Kraft hmeingespritzt wird, und damit selbsttâtig 

 die Rûhrung besorgt, steht also unter atmosphàrischem Drucke und 

 mufi auf konstantem Niveau erhalten werden mittels des weiten, 

 oben offenen, Abflufirohres (H), das exzentrisch in die Korke (I) 

 eingebohrt ist und durch Drehung der letzteren hoher oder niedriger 

 emgestellt werden kann. 



Ein Nachteil ist, dafi die dem Objektiv zugekehrte Rohrwand sehr 

 uneben ist; vielleicht heBe der Apparat sich durch Zusammenkitten 

 planparalleler Glasplatten in einer mehr voUendeten Form dar- 

 stellen. Auch die Pfropfen wâren vielleicht zu vermeiden. Icli 

 habe bei meinen Versuchen zwar nur gut ausgekochte Korke be- 

 nutzt, und wenn die Stromgeschwindigkeit eine grofie ist, wird der 

 Einflufi des Wandmaterials auf das Objekt nur unbedeutend sein 

 konnen, aber man soll ja nur môglichst einwandfreies Material ver- 

 wenden. 



Der Thermoregulator. An den Regulator fiir einen so kleinen 

 Apparat mùssen besondere Anforderungen gestellt werden, und es 

 ist mir noch nicht gelungen, diesen gerecht zu werden. Erstens 

 soll der Tauchkorper, des kleinen verfûgbaren Raumes und der 

 Wârmekapazitàt wegen, wenig voluminos sein, so dafi die hieraus 

 resultierende genngere Ausdehnungsfâhigkeit (d. h. Empfindlich- 

 keit) durch Verfeinerung der Steigrohre aufgewogen werden mu{3, 

 und das hat wegen der Adhâsion des Quecksilbers wiederum seine 

 Grenzen. Zweitens kann die Steigrohre nur eine beschrânkte Lange 

 besitzen, denn gesetzt, dafi man eine Niveausteigung von 1 mm pro 

 Zehntelgrad und einen Temperaturbereich von — 10° bis ^70°, 

 also im ganzen von 80° erzielen will, so mu6te man eine KapiUare 

 von 80 cm Lange anwenden ! Man kann aber auch eine kurze 

 KapiUare mit festem Kontaktdraht anbringen, wenn man eine Stell- 

 schraube mit Mikrometerverteilung fur die Einstellung verwendet. 

 Dabei bleibt noch die Schwierigkeit bestehen, dafi Luft durch den 

 Schraubengang eindringt, dafî die elektnschen Funken die Queck- 



