165 



und Minimaltemperaturen mit den diesbeziigllchen Zeitpunkten. 

 Dadurch konnte man 3 Sachen feststellen: 1. die Brenndauer im 

 Verhàltnis zur Versuchsdauer, 2. die Temperaturamplitude, 3. den 

 Betrag des Temperaturnachhinkens. Das Ergebnis war wie folgt: 

 I. Die Schwankungen sind am geringsten, wenn die Temperatur 

 des Leitungswassers nicht viel unter der gewùnschten Temperatur 

 liegt, und wenn der Strom geschwind ist. Also das Wasser sol! 

 moglichst nahe zum gewùnschten Hitzegrad vorerwârmt werden 

 und sich schnell bewegen. II. die Geschwindigkeit mu6 sehr kon- 

 stant sein, denn die mittlere Temperatur ist von ihr weitgehend 

 abhangig. 111. Das Nachhmken (gleichbedeutend mit Unempfind- 

 lichkeit) ist zwar bei geringerer Geschwmdigkeit am stârksten, 

 weiter bei niedngen Temperaturen am stârksten beim Maximum, 

 bei hôheren beim Minimum, es ist aber nicht sehr variabel, und 

 hauptsachlich von der Wârmekapazitat des Heizapparates und des 

 Regulators abhangig. IV. Die Brenndauer steigt mit der Tempera- 

 tur; ich konnte mit dem Lampchen keine hohere Temperatur als 

 etwa 25" erzielen; das Einschalten mehrerer Lampen ist aber un- 

 zweckmàfiig, weil dièse die Wârmekapazitat des Systems erhôhen, 

 und damit die Empfindlichkeit herabsetzen wiirden; fur das Er- 

 zielen hôherer Temperaturen ist es mithin unerlâfilich, dafi man 

 das Wasser vorerwârmt. 



Die Richtigkeit dieser Schlufifolgerungen zeigte sich nach Er- 

 hohung des Fliissigkeitsniveaus, Verwendung weiter Zuflufirohren 

 und Vorerwârmung. War das Leitungswasser nach Vorerhitzung 

 17.3^ der Regulator auf 18" eingestellt, so war die Amplitude 0.3" 

 (aile 35 — 40 Sek.), das Nachhinken âufierst gering ; war das Leitungs- 

 wasser 30.4", der Regulator 31", so war die Amplitude 0.5" (aile 

 50—60 Sek.); auch bei 42—43" betrug die Amplitude nur 0.6". 

 Wenn man sich noch vergegenwârtigt, daB die Temperaturextreme 

 nur sehr kurz wâhren, so dafi die Schwankungen eigentlich viel 

 geringer zu veranschlagen sind — wenn man die Môglichkeit einer 

 Verfeinerung des Regulatormechanismus, einer Verstârkung und 

 einer besseren Stellung des Heizkôrpers, und eines besseren Wârme- 

 schutzes des ganzen Systèmes uberwiegt — so wird man mit mir 



