114 



schon im Jahre 1 849 von R e g n a u It und R e i s e t ^) in die 

 Atmungsphysiologie eingefiihrt wurde und spâter von 

 mehreren Tierphysiologen in verschiedener Weise modifiziert 

 worden ist. 



Zunâchst soU, ehe auf Einzelheiten eingegangen wird, 

 an der Hand eines einfachen Schémas (Fig. 1) kurz ange- 

 geben werden, wie der Apparat wirkt und worauf dabei 

 zu achten ist. 



Eine Saugdruckpumpe p aus Gummi leitet die Luft in die 

 Richtung der Pfeile. Die Luft tritt von oben in das At- 

 mungsgefàss v, verlâsst es unten und wird in der Wasch- 

 flasche di, die konzentrierte Schwefelsâure enthâlt, getrocknet. 

 Von c/i gelangt sie durch den Glashahn Ar, (/co ist dann 

 geschlossen) in die Absorptionsrôhren b^, h und b--, worin 

 sich Barytwasser befindet. Auf dem Rùckwege geht die 

 Luft durch die Waschflasche cfa. die wie (i^ , Schwefelsâure 

 enthâlt und durch das KontroUbarytrohr c. Dann kommt 

 die Luft wieder in p und der Kreislauf beginnt aufs neue. 



Um dann eine folgende llntersuchung zu machen, wird 

 k^ geschlossen und /c, geôfFnet. Hierdurch findet in den 

 Rôhren b^, b^ und b^ die COj-Absorption statt. Die sechs 

 Absorptionsrôhren sind mit Bûgeln an einem kupfernen 

 Rahmen befestigt. Um mehr als zwei Untersuchungen 

 anzustellen, ohne eine zu grosse Anzahl von Rôhren in 

 das als Thermostat dienende Glasgefâss zu bringen, muss 

 man zwei solcher Rahmen zur Verfùgung haben. Hat der 

 erste seinen Dienst getan, dann werden die Verbindungsstûcke 

 1 und 2 hoch gedreht. Dadurch kommen sie aus dem 

 Wasser und kônnen losgemacht werden. Der Rahmen mit 

 den sechs Barytrôhren wird als Ganzes aus dem Gefâss 

 genommen und der andere (wovon unterdessen die Rôhren 

 gereinigt und je mit hundert ccm Barytwasser gefûllt 



]) Régna ult A. und Reiset. J. Ann. de chim. et de phys. 3e 

 sér. T. 26, 1849. 



