115 



worden sind) eingesetzt. Das Auswechseln nimmt nicht eine 

 ganze Minute in Ànspruch. Àber ehe weitere Wahrneh- 

 mungen mit den neu hereingesetzten Barytrôhren gemacht 

 werden kônnen, muss (je nach der Temperatur im Thermo- 

 staten) erst 10 — 15 Minuten gewartet werden, damit die 

 Rôhren samt ihres Inhaltes die Temperatur des Thermo- 

 staten annehmen. Der Apparat arbeitet in dieser Zeit ven- 

 tilierend und zwar folgender Weise : Hahn k^ wird ge- 

 schlossen, wàhrend k^ und k-^ geôfFnet werden. Beginnt 

 dann die Pumpe zu arbeiten, so kann die Luft, die aus 

 dem Atmungsgefâss kommt, nicht anders als durch k-^ nach 

 aussen entweichen, wâhrend bei k^ Luft eingesogen wird. 

 Dièse ist dadurch vorher COo-frei gemacht, dass sie durch 

 Waschflaschen, die starke KOH-Lôsung enthalten (in der 

 Fig. 1 nicht gezeichnet) geleitet worden ist. Die Môglich- 

 keit, um den Apparat auch ventiHerend wirken zu lassen, 

 bietet noch einen anderen Vorteil. 



Wenn nâmlich bei Untersuchungen von làngerer Dauer 

 abends die Wahrnehmungen eingestellt werden, kann der 

 Apparat die ganze Nacht ventilierend arbeiten. Die Ob- 

 jekte unterliegen so keiner Temperaturschwànkung und am 

 anderen Morgen kann dadurch sofort weiter untersucht 

 werden, das man /cg ôffnet und k^ und k- schhesst. Das gibt 

 ein grosses Zeitersparnis bei Untersuchungen, die 10^ — 12 

 Stunden wâhren, indem man mit den Pflanzen, die abends 

 in den Apparat gebracht worden sind, am folgenden 

 Morgen sofort die Untersuchung beginnen kann. 



Nach der nâchtlichen Ventilation ist aile COo aus dem 

 Apparat vertrieben, was durch Leerversuche festzustellen ist. 



Wenn der Apparat von der Aussenluft abgeschlossen 

 ist, und die Pumpe zu arbeiten beginnt, so entsteht sofort 

 ein Uberdruck im Atmungsgefâss, wâhrend Manometer 

 trio eine Druckverminderung angibt. Offnet man jetzt k^ 

 so wird die in dem Gefâss gepresste Luft ausgestossen. 

 Wird nun der Hahn /cj langsam geschlossen, so bleibt der 



