116 



Druck in dem Gefàss weiter gleich 1. Im Manometer m^ 

 steht nun die Fliissigkeit in beiden Schenkeln eben hoch, 

 dagegen gibt m.2 einen grôsseren negativen Druck als 

 vorhin an. 



Das gestôrte Gleichgewicht, das durch die Wirkung der 

 Saugdruckpumpe im geschlossenen System entsteht, wird 

 scheinbar durch das Offnen und Wiederschliessen von h^ 

 derart verschoben, dass im Atmungsgefâss (und somit auf 

 die Keimlinge) kein Uberdruck entstehen kann. Es ist daher 

 notwendig, dass beim Anfang jedes neuen Versuchs, k^ 

 geôfFnet ist, bis in allen Barytrôhren Blasen gebildet werden. 

 Unterlàsst man dies, so wird die Fliissigkeit in m^ sogleich 

 ausgetrieben, wenn die Pumpe zu wirken beginnt. 



Sobald durch die Àtmung Oç, im geschlossenen System 

 verschwindet, wird m^ dies sogleich anzeigen. Wird jedoch 

 soviel O2 hinzugefûgt wie verschwindet, so wird m^ auf dem 

 NuUpunkt bleiben und im Gefàss herrscht der Druck der 

 Aussenluft. 



Bei O tritt der SauerstofF in das Atmungsgefâss. Dieser 

 wird in Z elektrolytisch gewonnen. Mit Hilfe des Wider- 

 standes w ist die Oo-Entwicklung von einem Minimum 

 bis zu einem bestimmten Maximum zu regeln. Die Inten- 

 sitât des elektrolytischen Prozesses muss immer so sein, 

 dass die Oo-Erzeugung gleichen Schritt hait mit dem Oj- 

 Verbrauch. 



Dièses Gleichgewicht ist bald gefunden, indem man den 

 Widerstand vergrôssert oder verkleinert. Das Manometer 

 m^ zeigt dann weiter an, ob dieser Zustand auch erhalten 

 bleibt. Es kann vorkommen (z.B. beim Steigen oder Fallen 

 der Atmungsintensitat), dass einen Augenblick den Keim- 

 lingen etwas zu wenig oder zu viel Oo geliefert wird. Der 

 Stand des Manometers m^, das schon einen Unterschied 

 von 0.1 ccm. deutlich anzeigt, ist dann sofort mittels des 

 Widerstandes zu regulieren, sodass Unregelmâssigkeiten, 

 die mehr als 0.1 ccm.betragen, nicht vorzukommen brauchen. 



