117 



Der bei der Electrolyse in Z gleichzeitig gebildete Wasser- 

 stofF wird in der Burette bu aufgefangen. Nach angebrachter 

 Korrektur (auf Barometerstand, Temperatur, Wasserdampf- 

 spannung und Druck der Wassersaule in der Burette) gibt 

 die aufgefangene Menge Wasserstoff, durch zwei dividiert, 

 die Menge O^ an, die wahrend der Untersuchung in den 

 Apparat gebracht worden ist. Wegen der geringen Lôslich- 

 keit des Wasserstoffes in Wasser darf eine diesbezùgliche 

 Korrektion unterlassen werden. 



Das Manometer m^ dient noch einigen andern Zwecken. 

 Wenn als Fliissigkeit eine Jodkaliumstârkelôsung gebraucht 

 wird, ist m^ ein empfindliches Kontrollmittel beim Entstehen 

 von Spuren Ozon. Bei Ànwesenheit dièses Gases entwickeln 

 sich z. B. Keimlinge von Pisum sativum nicht normal, was 

 Ozon im Atmungsgefàss als unerwiinscht erscheinen lasst. 



Schliesslich hat man im Manometer m^ ein geeignetes 

 Mittel, um zu prûfen, ob die gewiinschte Temperatur sowohl 

 vom Apparat, als auch von den Objekten vollkommen ange- 

 nommen wurde. Beginnt man die Beobachtung ehe das 

 Ganze auf die geforderte Temperatur gebracht worden ist, 

 so wird in m^ im offenen Schenkel die Fliissigkeit sofort 

 steigen, d. h. dass noch Ausdehnung statt hat, wahrend 

 durch die Oo-Aufnahme gleich Volumverminderung auf- 

 treten miisste. Zur Bestimmung der Vorwàrmezeit ist m^ 

 also von praktischer Bedeutung. 



Der aus dem Gefâss mitgefûhrte Wasserdampf wird in 

 dy gebunden, sodass in die Barytrôhren trockne Luft gelangt. 



Der aus der Lauge mitgenommene Wasserdampf wird 

 in ûfg absorbiert. Dadurch, dass man die Volumvermehrung 

 in d^ misst, kann man die Wassermenge finden, die aus 

 der Lauge verschwindet und ist eine Korrektion des fest- 

 gestellten Titers anzubringen. Die Verdampfung aus den 

 Barytrôhren ist sehr gering und betrug bei dreitâgiger 

 Untersuchung ca 2ccm. Deswegen kann man dièse Korrektur 

 unterlassen. 



