118 



Das Manometer mg ist mit Hg gefùllt und dient zur 

 Angabe des Druckes, den die Pumpe zu ùberwinden hat, 

 um die Luft durch die verschiedenen Flùssigkeiten zu pressen. 



Àuf das Quecksilber im geschlossenen Schenkel bringt 

 man einen Tropfen ParafBnôl. Hierdurch kônnen dort 

 keine schâdlichen Quecksilberdâmpfe entstehen. 



Auf die Gummipumpe p schlâgt ein flacher Hammer h, 

 der durch einen Elektromotor (in Fig. 1 nicht gezeichnet) 

 in vertikaler Richtung geht. Dieser Hammer kann hôher 

 oder tiefer gestellt werden, wodurch der Pumpenschlag und 

 als Folge davon die Grosse der Blasen zu regeln ist. Die 

 Geschwindigkeit des Motors wird mittels Vergrôsserung oder 

 Verkleinerung eines Widerstandes bestimmt. Hierdurch regelt 

 sich die Zahl der Gasblasen. Grosse und Anzahl der Blasen 

 sind natiirlich von Bedeutung fur eine gute COo-Absorption. 



Damit die eindringende Luft im Gefàss gleichmâssig 

 verteilt wird, werden die Ebonitplatten, worauf die Keim- 

 linge liegen, durch eine Achse in langsam drehende Bewegung 

 versetzt. Hiermit wird eine Anhâufung von COo im Gefâss 

 (darûber spàter) ausgeschlossen. 



Durch das Ein-und Aussaugen der Luft im Gefâss macht 

 die Flûssigkeit in mj eine auf- und niedergehende Bewegung. 

 Dièse ist nicht zu umgehen. Bei einem kurzen und kleinen 

 Pumpenschlag ist dièse Bewegung so gering, dass sie nicht 

 hinderlich wirkt. Ferner kann man immer den Motor anhalten, 

 um sich davon zu ûberzeugen, ob das Manometer tatsâch- 

 lich auf dem Nullpunkte steht. 



Der ganze Apparat ist im Innern eines kupfernen Rahmens 

 befestigt. Dieser passt genau in einen Glastrog, (Inhalt ca. 

 45 L), der als Wasserthermostat dient. Durch elektrische 

 Heizung ist es môglich, die Temperatur des Wassers bis 

 auf 0.03° G. konstant zu halten. Die Temperaturschwan- 

 kungen im Apparat selbst sind noch geringer als die im 

 Thermostaten. Daher kônnen diesbezûgliche Korrekturen 

 ausser acht bleiben. 



