122 



wurde schneller zirkuliert, mit- dem Ergebnis, dass das 

 Manometer in dieser Zeit noch eben soviel stieg wie in 

 den vorhergehenden 50 Minuten. 



Dafûr l^onnte keine andere Erklârung gefunden werden 

 als die Annahme, dass im Gefâss COo-Ànhâufung stattfand. 

 Dièse konnte dadurch entstehen, dass die bei vi eintretende 

 Luft sich auf dem ktirzesten und einfachsten Wege nach 

 dem Ausgangspunkt vu begab und hierbei nur einen Teil 

 von der gebildeten COj mitnahm. Verschwindet jetzt durch 

 schnellere Zirkulation ein Teil der angehâuften COo, 

 so war eine plôtzliche grôssere Steigung des Mano- 

 meters hierdurch zu erklaren. Sobald durch eine langsam 

 drehende Bewegung der atmenden Objekte jede CO» 

 Anhaufung im Gefâss ausgeschlossen wurde, war auch 

 in der Tat keine anormale Manometersteigung mehr 

 festzustellen. 



Es braucht nicht naher betont zu werden, dass nicht 

 nur w.egen der Zufûhrung und Messung des SauerstofFes, 

 sondern auch aus anderen Grûnden, die bei der Atmung 

 entstandene COo sofort weggefûhrt werden muss. Bei 

 einer COo-Anhâufung im Gefâss ist natùrlich eine volume- 

 trische Bestimmung der verschwundenen Oo-Menge nicht 

 mehr môglich. Zudem gérât dann ein Teil der Pflanzen 

 in eine COo-reiche Atmosphâre und durch das Fehlen 

 von Oo wird bald anaerobe Atmung auftreten. 



Es scheint mir, dass bei den Atmungsapparaten nach 

 dem Pfefferschen und Detmerschen Schéma (also 

 auch bei dem von Kuyper gebrauchten), wenig oder 

 gar nicht der Fehler beachtet ist, der begangen wird, wenn 

 in einem solchen Gefâss nicht fur eine vollkommene Durch- 

 lùftung gesorgt wird. 



Der abnehmbare Boden b ist mit einem eingeschittenen 

 Rande versehen, worin ein Gummiring liegt. Der drehbare 

 Bùgel be hat in der Mitte eine Schraube s, die, hoch- 

 gedreht, gegen ve drùckt und so den Unterrand des Ge- 



