123 



fasses schliessend, in den mit Gummiring versehenen Ein- 

 schnitt gepresst wird. 



Im Deckel des Gefâsses ist ausser einer OfFnung o fur 

 die SauerstofFzuleitung auch ein durchbohrter Gummi- 

 propfen eingelassen, worin das Thermometer th steckt. 



c. Fig. 4 gibt die Form der Trocken- und Kon- 

 trollrôhren an. Das Fiillen geschieht durch Hahn 

 1, das Leeren und Reinigen durch Hahn 2. 



d. Die Àbsorptionsrôhren sind an einem kupfer- 

 nen Rahmen befestigt (Fig. 5). Will man die Tem- 

 peratur im Thermostaten konstant erhalten, so 

 darf dieser nicht behebig gross gemacht werden. 

 Deswegen sind gerade Absorptionsrôhren (25 cm. 

 lang, 3 cm. Weite) besser zu verwenden als 

 Pettenkofersche oder Winklersche. Wenn 

 man zur COo -Absorption Barytwasser wâhlt (21 

 gr. Barymhydroxyde plus 3 gr. Chlorbarium auf 

 1 1. Wasser), so ist die Absorption erst vollstândig, 

 wenn die Luft durch 3 solcher Rohren (jede 

 100 ccm. Lauge enthaltend) geht. 



Rahmen mit 6 Rohren ist also nur fur zwei 

 Untersuchungen zu gebrauchen. 



Die Rohren endigen unten in ofFenen Rôhrchen, die mit 

 Gummistôpseln geschlossen werden kônnen. Oben werden 

 die Rohren mit Gummipropfen, die 3 cm. dick sind, ge- 

 schlossen. In jedem dieser Propfen sind drei Lôcher. Zwei 

 fur die Ein- und Auslassrôhren, wâhrend das dritte zum 

 Fûllen dient und mit einem massiven Glasstâbchen gedichtet 

 ist. Die Verbindung der Rohren untereinander ist mittels 

 Vacuumschlauches hergestellt. Weder von einem Diffundieren 

 von C0.2 aus dem Wasser des Thermostaten durch die 

 Schlauchverbindungen und Propfen nach dem Innern, noch 

 von einer O^-Aufnahme durch das Gummi hindurch konnte 

 etwas bemerkt werden. 



