• 126 



z (nach unten ofFen), welche mit Quecksilber gefûllt sind. 

 Mit Hilfe eines Widerstandes we ist die Stromstàrke so 

 zu regeln, dass die Intensitàt der Elektrolyse eine bestimmte 

 Grosse erreichen kann. Hierdurch ist es môglich die Sauer- 

 stoffentwicklung, die in der Rôhre z an der Elektrode po 

 stattfindet im Gleichgewicht zu halten mit dem Oj-Ver- 

 brauch bei der Atmung. 



Als Widerstand we funktionniert zu diesem Zwecke aus- 

 gezeichnet ein Glasgefass mit Leitungswasser. Darin befinden 

 sich die Elektroden w^ und z^. An einem Stativ befestigt 

 ist Wi. Dièses lâsst sich an einem schrâggestellten Brette 

 vorbei verschieben. Hierdurch wird der Abstand tfi-Zi 

 vergrôssert oder verkleinert und die Elektrode Wy reicht 

 mehr oder weniger tief ins Wasser. 



Der in z gebildete O2 steht in offener Verbindung mit 

 dem Manometer m^ und dem Atmungsgefâss. 



Die Rôhre z ist eigentlich auch ein Manometer, worin 

 die Lauge eben so hoch wie in C steht, soîange gerade 

 soviel Oo entwickelt wird als im Apparat verschwindet. 



mi ist jedoch notwendig um, wie schon oben mitgeteilt, 

 als Kontrolle fur Ozon zu dienen. 



Zum Auffangen des Wasserstoffes, der an der Elektrode 

 Pi in der Rôhre w frei kommt, dient die Burette hu. An 

 dieser sind Ablesungen bis auf 0.1 ccm môglich. Dièse 

 Burette endigt oben in einer umgebogenen Glassôhre 3, 

 die mit einem Glasshahn k versehen ist. Unten hat die 

 Burette eine enge Offnung, wâhrend dicht dabei an der 

 Seite eine Rôhre angebracht ist, zwecks Verbindung mit 

 der Rôhre w. Wenn die Burette so gestellt wird, dass die 

 untere OfFnung sich eben unter dem Niveau des Thermo- 

 statenwassers befindet, ist es nicht môglich, dass beim 

 Auslaufen von Wasser, Luft in die Biirette nach oben dringt, 



Das Fullen der Burette mit Wasser aus dem Thermo- 

 staten geschieht dadurch, dass man /cj schliesst und k 

 ôfFnet. Dabei wird an der Rôhre 3 gesogen. 



